u 
x 
Les leetures positives correspondent d’ailleurs ä& une diminuation de longueur dans la 
regle en experience. 
Il resulte de ces indications que la difference mesurde sur le cadran de la vis de — 1,175 
division correspond & 0,002823 millimetre X 1,175 = + 0,0033 millimetre, et qu’ainsi 
le metre en platine du Conservatoire serait plus long que celui des Archives, & la tempe- 
rature moyenne de —- 1°,17 centigrade, de 0,0033 millimetre, et que sa valeur serait de 
1,00000330 mietre. 
Deuxieme Comparaison avec le comparateur de M. Silbermann. 
Le comparateur de M. Silbermann regoit le metre A verifier sw une regle en platine 
formant thermometre de Borda, et destinee a aceuser la constance de la temperature. 
Les deux extremites de la regle sont touchees par deux petits palpeurs l&egerement 
convexes faisant partie des deux aiguilles verticales respeetivement places sous deux micro- 
scopes. On place & la main la regle de maniere que l’aiguille du palpeur de droit soit, par 
sa division eentrale, en coincidence avec une ligne de foi’tracde sur le support, et l’on de- 
place, avec une vis mierometrique A tete gradude, le palpeur de gauche jusqu’ä ce qu’une - 
semblable coineidence ait lieu sous le second microscope. 
Les chiffres des observations sont consignes dans le tableau suivant ou l’on a design 
sous le nom de lectures des coincidences sur le cadran de la vis, les divisions lues au 
moment oü la coineidence &tait observee. 
fixe, et l’on a fait mouvoir le cadran de la vis de maniere & faire parcourir 2 millimetres sur la division 
du limbe du mierometre a l’extremite de l’aiguille qui porte la touche. 
La moyenne de eing lectures a donne 90,28 divisions sur le cadran de la vis ou un d&placement de 
0 \ 
Kurz — 0,2257 millimetre pour le centre d’artieulation du levier. 
L’extrömite du petit bras de levier restant fixe, et le centre d’artieulation se deplagant de 0,2257 milli- 
metre, l’extrömit& du grand bras de levier s’est aussi deplacee de 2 millimetres; il y a done entre le de- 
placement du centre d’artieulation et celui de l’extr@mite du petit bras de levier, lorsque l’extremite du 
grand bras de levier reste fixe, un rapport de 
2 2 = 
2 02957 1,7745 ö 
