Tableau des observations 
faites le 11 Fevrier 1864, sur le Comparateur de M. Silbermann, pour la comparawson entre 
le metre prototype (A) des Archives, et le metre prototype (C') du Conservatoire. 
Designation | Pesignation Temperature Division Leetures 
du möätre f indiquee dupyromötre | des coincidences 
en 3 e par le du sur le cadran 
experience. P’heure. thermometre. | comparateur. de la vis. 
Is 2 ES b 
h. m. 
A 8. 40 — 1,10 1,10 32 "404,9 | 
C 8. 48 1,20, + 1,15 Bo |..408,2 
A | 1,20 1,00 32 404,9 | 
Ü sl 1,35. 1,40 32 408,0 
A gES022 1,40 1,40 34 404,3 
C 9. 50 1,50 1,40 35 407,2 
A 10. 2 oz, ko 37 404,0 
Moyennes 1,35 1,30 
Totaux . 16181 | 1223,4 
Moyennes 404,52 , 407,80 
Difierences — — 3,28 
Pour tradtire la difference qui precede en fraction de metre, il suffit de se reporter & 
la graduation du comparateur. La vis mierom6trique a un pas de 0,5 millimetre; la tete 
de cette vis est divisee en 500 parties, de telle sorte que chaque division du cadran cor- 
respondait ä une difference de longuenr de 0,001 millimetre. 
Les lectures positives faites sur le cadran correspondent d’ailleurs a une augmentation 
de longueur de la regle en experience. 
La difference de 3,28 divisions aceusde par le tableau correspond done A un exces de 
longueur, pour le metre du Conservatoire, de 0,00328 millimetre, et sa longueur vraie, par 
rapport au mötre prototype des Archives serait: 1,00000328, ä& une temperature moyenne 
de —+ 1°,30 centigrade, 
