= 468 R 
A l’egard de l’observation de cette temperature, il est bon d’ajouter que l’on a place 
sur les metres en experience un petit thermometre metallique A cadran qui en prenait im- 
mediatement la temperature, et dont le zero a ete verifie en plagant la cuvette de sa boite 
sur un morceau de glace fondante. 
Concordance entre les resultats des deux comparaisons. 
En operant comme il vient d’etre indique avec deux instruments differents, on a trouve 
le 31 Janvier, avec le comparateur de M. Perreaux, pour la valeur du metre du Conservatoire 
P’ 1,000003 30 
a la temperature moyenne de + 1°,17. ö 
Le 12 Fevrier, avec le comparateur de M. Silbermann, on a trouve 
pour la yaleur de ce möme metre  . | .. u ee en a EUNLONSE2S 
a la temperature moyenne de —+- 1,30. 
La coincidence de ces chiffres nous permet de considerer leur moyenne P‘ 1,000003 29 
comme offrant toutes les garanties d’exactitude desirable. 
Comparaison entre les deux kilogrammes en platine. 
La base prineipale du systeme adopte pour les comparaisons ulterieures reposant sur 
une galitE de volume aussi complöte que possible entre le kilogramme prototype des Ar- 
chives et la copie qui en a 6t6 faite pour le Conservatoire par MM. Oollot, on a dü proce- 
der avec soin & la verification sous ce rapport. 
On s’est servi A cet eflet d’un comparateur construit, pour cette operation speeiale par 
Gambey, et qui accuse facilement la lecture du centitme de millimetre. 
L’instrument a &t& nettoy6 et mis en etat par M. Froment, et les kilogrammes ont £te 
places et retournes au moyen d’une pince, sans que jamais l’observateur les ait touches avec 
les mains. 
La temperature de linstrument, estimde avec le petit thermometre metallique dont il 
a deja et6 parle, n’a varie qu’entre ——- 3° et —+ 4° centigrades. 
Le tableau suivant contient tous les el&ments de ce mesurage. 
