Sn 
Nun dürfen die Theilungsfehler und Beobachtungsfehler beim Gambey-Instrument zu- 
sammen höchstens zu 0,005 Millimeter geschätzt werden. Setzen wir also im letztern 
Ausdrucke dh = dd = + 0,0005 Centimeter, ferner h = d —= 4 Centimeter, so kömmt 
als Fehler des oben bestimmten Volumens des Platinkilogramms: 
r dV = =& 0,0134 Cubic-Centimeter. 
Hieran schliesst sich die Bestimmung des specifischen Gewichts S dieses Kilogramms bei 
0° und dessen Fehlers unter Benutzung der Formeln: 
Hier ist also: 
G = 1000,00088 Gramm, 
V= 48,6671 Cubic-Centimeter, 
dG@ = 0,0005 Gramm, 
dV = + 0,0134 (Cubic-Centimeter. 
Somit das specifische Gewicht unsers Platinkilogramms bei 0°: 
20,5478, 
und der muthmassliche Fehler dieses Resultats: 
+ 0,0056. 
Ein härteres und ebenso unveränderliches Material, wie z. B. Bergkrystall, hätte wohl 
für die unveränderte Erhaltung des Gewichtes grössere Garantieen geboten, als das weiche 
Platin, trotzdem blieben wir für dieses Muttermaass bei diesem Material, indem auch das 
Urgewicht der Archive aus demselben besteht und so die Erzielung eines gleichen Volumens 
beider und damit die Beseitigung einer Reduction der Wägungen auf den leeren Raum 
ermöglicht wurde, welche bei der Mangelhaftigkeit der hiefür zur Disposition stehenden 
Hülfsinstrumente in Paris nur unsicher hätte ausgeführt werden können. Zudem sollte ja 
auch wieder dieses Muttermaass nur als Vermittelung zur Erstellung eigentlicher Urmaasse 
dienen, wozu eine nur temporäre Erhaltung seines Gewichtes genügte. Um zu dem Ende 
beim Transporte Abreibungen möglichst zu vermeiden, wurde das Gewicht in ein Etui aus 
Bronze-Aluminium eingeschlossen, in welchem es zwischen den mit Seiden-Sammt gefütterten 
Grundflächen geklemmt, im übrigen ringsum frei war. 
In Betreff der Unveränderlichkeit mit der Zeit lassen übrigens die französischen Ur- 
maasse selbst und zwar sowohl das Meter wie das Kilogramm so viel zu wünschen übrig, 
I 
