an = 
mende Messingplatten D und d verschieben, welche die Ablese-Microscope tragen. Die zwei 
kleinern Microscope e dienen zur Ablesung der Thermometer, geben eine etwa 20 malige 
Vergrösserung und lassen sich zur Einstellung im verticalen Sinne in geschlitzten federnden 
Hülsen f verschieben, die vermittelst 4 randrirter Schrauben g an den Messingplatten d fest- 
geklemmt werden. Die zwei grössern (circa 100- Male vergrössernden) Microscope E dagegen 
sind für die Ablesung der Maassstab-Theilungen und die micrometrischen Messungen bestimmt 
und zu dem Ende mit Filar-Micrometern H versehen, deren Mierometerschrauben eine Gang- 
Höhe von 0,5 haben und deren Trommeln in 100 Theile getheilt sind. An einer seitlichen 
Theilung, die längs eines festen Index mit der Mutter der Schraube resp. mit dem Faden 
fortrückt, werden vermittelst der Loupe i die ganzen Umdrehungen der Mierometerschraube 
abgelesen. Iın Uebrigen ist das Micrometer ein solches mit centraler Lage der Schraube 
und der Druckfeder. Das stark vergrössernde Ocular ist, um alle Stellen des durch das 
Objeetiv erzeugten Bildes in die Mitte seines Gesichtsfeldes bringen zu können, vermittelst 
einer sehr steilen Schraube lı für sich über dem Micrometer verschiebbar. Zur Einstellung 
im verticalen Sinne sind endlich auch diese grossen Microscope in geschlitzte federnde Hül- 
sen F gesteckt und mit deren Platten durch die Schrauben G auf den Messingträgern D 
festgeschraubt. Die Verschiebung aber in diesen Hülsen erfolgt nicht von blosser Hand, 
sondern behufs feinerer Einstellung vermittelst zweier an der Hülsenplatte befestigter Schrau- 
ben KK, welche auf die vorstehenden Nasen kk am Mieroscopkörper einwirken. 
Unter der die Mieroscope tragenden Brücke befindet sich ein Doppelkasten von Messing- 
blech, von welchem der innere 11 mit dem äussern LL durch doppelt T-förmige, durch- 
brochene Träger mm aus Messingguss verbunden ist. Der innere Kasten dient zur Aufnahme 
der zu vergleichenden Längenmaasse sowie eines auf eine Länge von 11 Deeimeter in Milli- 
meter eingetheilten Stabes, der als Mittel zur Vergleichung dient, und den wir in der Folge 
Normalstab heissen wollen. Dieser Normalstab NN Fig. 3 ist aus Bronze-Aluminium 
angefertigt, die Theilung aber befindet sich auf einem aufgenieteten schmalen und dünnen 
Silberstreifen. Die Breite und Höhe des Stabes beträgt je 20; unmittelbar neben der Thei- 
lung ist aber eine 3.6 tiefe und 5,7 breite, nach unten etwas sich erweiternde Nuth der 
ganzen Länge nach eingehobelt, in welcher sich ein in gleicher Weise mit einer Silberlamelle 
bekleidetes etwas über 1 Decimeter langes Stäbchen, aus demselben Bronze-Aluminium wie 
der grössere Stab, verschieben lässt. Dieser zur Untersuchung der Theilung auf dem grössern 
Stabe dienende Schieber trägt auf seiner Silberlamelle im gleichen Niveau mit jener auch 
eine Theilung und zwar zunächst zwei um einen Decimeter von einander abstehende Striche; 
durch einen weitern Strich ist dieser Decimeter halbirt, dann die eine Hälfte in 5 Centi- 
