= R 
meter, der erste dieser Centimeter wieder in Millimeter und endlich der erste dieser Milli- 
meter noch in Yıo Millimeter getheilt. Die Bewegung dieses Schiebers bei geschlossenem 
Kasten wird vermittelst Bindfaden bewerkstelligt, die an den Enden des Schiebers befestigt 
und nach aussen geführt sind. Um diesen Normalstab in vertikalem Sinne um kleine Grös- 
sen verschieben, ferner seine obere Fläche eben machen zu können, ohne zugleich die freie 
Ausdehnung desselben zu hemmen, ist derselbe auf 5 seiner ganzen Länge nach gleichmässig 
vertheilte Glascylinder von 42 Dicke gelest, die selbst von einer durch Stellschrauben r in 
verticalem Sinne justirbaren Messingschiene 0 0 getragen werden. Zur Verschiebung endlich 
des Stabes auf dieser Schiene in horizontalem Sinne dienen seitliche Justirungsschrauben s 
an den Enden, und durch zwei entsprechende in der Mitte wird der Stab an der Schiene 
festgeklemmt. Auf eine zweite ganz entsprechende Schiene 0,0, mit Glaseylindern wird je 
der eine der zu vergleichenden Maassstäbe gelegt und in ähnlicher Weise horizontal und 
vertical verschoben und in seiner Mitte geklemmt. Zwei besondere auf einer eigenen Bahn 
verschiebbare massive Messingstücke qq in der Verlängerung des letztern Stabträgers dienen 
zur Aufnahme der sogenannten Anschiebe-Öylinder vv. Es sind dies zwei ganz gleich 
beschaffene Stahleylinder, die einerseits in einer abgerundeten Spitze, anderseits in einer 
ebenen spiegelnden Fläche senkrecht zur Axe endigen und in der Mitte des mittlern diekern 
Theiles eine 10" weite Bohrung bis auf die Axe herunter haben, auf deren Grund ein Gold- 
stift eingelassen ist; die ebene, polirte Fläche des letztern trägt einen in der Richtung der 
Axe verlaufenden Theilstrich, der von einem zweiten darauf senkrecht stehenden durehkreuzt 
wird. Bei der Vergleichung von Endmaassen werden diese Anschiebe-Cylinder mit der ebenen 
oder spitzen Seite an jene angeschoben, je nachdem sie in gekrümmten oder ebenen Flächen 
endigen. Um sie dabei in steter gleichmässiger Berührung mit den Endmaasen zu erhalten, 
liegen sie auf den scharfen Rändern einer in den Messingstücken ausgehobelten Vertiefung 
und werden durch kleine winkelförmige Hebelgewichte beständig gegen das Maass angedrückt. 
Zum Sehutze jeweilen desjenigen Endes, das sich an diese Hebel anlegt, wird eine mit einer 
Spitze versehene Messinghülse über das betreffende dünnere Oylinder-Ende geschoben. 
Zwischen den beiden Stabträgern sind zwei Quecksilber-Einschluss-Thermometer u und u, 
mit transparenter Milchglasseale aufgestellt, welche von Geissler in Bonn verfertigt, direct 
in Yı0° ©. getheilt sind und "/ioo° noch bequem schätzen lassen. Sie werden im Nach- 
folgenden stets als die Geissler’schen Normalthermometer Nr. I und II bezeichnet werden }). 
Diese Thermometer werden je durch zwei metallene Träger t und t,, von denen der erstere 
') Ueber die Verification dieser Thermometer siehe $ 26. 
