m 
das Quecksilbergefäss umschliesst und gegen Strahlung weniger empfindlich macht, in hori- 
zontaler Lage in der Höhe der Stäbe gehalten, dabei liegt aber das Gefäss von u in der 
Nähe des Endes, dasjenige von u, gegen die Mitte des Kastens hin. 
Damit diese Thermometer wirklich die Temperatur der Stäbe angeben, ist es noth- 
wendig, dass dieselbe im Innern des Kastens sehr constant erhalten werde. Zu dem Ende 
ist der Zwischenraum zwischen beiden Kasten mit Wasser angefüllt, wovon er 33 Kilogramm 
fasst. Diese grosse Masse, sowie die hohe speecifische Wärme des Wassers machen rasche 
Temperaturwechsel unmöglich. Ausserdem wird zur Vermeidung soleher während der Ver- 
gleichungen selbst die obere oflene Seite des Kastens mit verzinnten Eisenblechplatten be- 
deckt, die nur an den erforderlichen Stellen passende Ausschnitte für die Beobachtung der 
Theilung und Ablesung der Thermometer besitzen, und endlich ist der ganze Apparat bis 
zum Rande der Schienen CC mit einem in zwei Hälften auseinanderzunehmenden Holzkasten 
PP umgeben. - 
In diesem dunkeln Raume müssen zur Ablesung der Maasstab-Theilungen und der 
Thermometer die letztern künstlich beleuchtet werden. Dies geschieht für die Maasstäbe 
durch zwei Gaslampen R und R, an beiden Enden. Das Licht derselben fällt durch die 
Röhren Q, welche zur theilweisen Abhaltung der strahlenden Wärme mit Glasplatten ver- 
schlossen und mit Wasser gefüllt sind, zunächst auf die mit Kugelgelenken an den Micro- 
scopen E befestigten Linsen w, wird durch diese concentrirt, gelangt dann zu den unmittelbar 
unter den Microscop-Objectiven befindlichen unter 45° zur Axe der Microscope geneigten, 
durchbrochenen Metallspiegeln und wird von diesen vertikal auf die Stäbe unmittelbar ge- 
worfen, beleuchtet so jeweilen die im Gesichtsfeld der Microscope erscheinenden Stellen 
der Maasstabtheilungen. Die Beleuchtung der Thermometer, ursprünglich in ähnlicher Weise 
versucht, musste, da bei der Beleuchtung von oben der leere Theil der Capillar-Röhe wegen 
der totalen Reflexion von dem mit Quecksilber erfüllten Raum kaum zu unterscheiden war, 
in eine solche von der Rückseite umgeändert werden. Es wirft jetzt eine dritte vor der 
Mitte des Apparates angebrachte Lampe S ihre durch eine Linse W parallel gemachten und 
durch eine Wassersäule Q, gesiebten Strahlen auf einen an der Mitte der Brücke C fest- 
geklemmten unter 45° zur Vertikalen geneigten belegten Spiegel T, der zur genauern Orien- 
tirung um eine vertikale und eine horizontale Axe drehbar ist, und das Licht auf zwei 
kleinere wieder unter 45° geneigte, auf dem Boden des innern Kastens angebrachte Spiegel- 
chen x refleetirt. Diese werfen die Strahlen nach beiden Seiten hin auf die geneigten Hohl- 
spiegelchen (versilberte Uhrgläser) yy, die sie dann nach oben auf die Rückseite der durch- 
scheinenden Thermometerscalen concentriren und so die betreffenden unter den Ablesemicro- 
. 
