a 
scopen e befindlichen Stellen beleuchten und den Quecksilberfaden als dunkel auf dem hellen 
Grunde sehr scharf erkennen lassen. Gegen die von den Gasflammen ausgehende strahlende 
Wärme werden die Wände des Holzkastens noch durch zwischengesetzte besondere Papp- 
schirme mit kleinen Oefinungen zum Durchlassen des Lichts geschützt. 
Um nun nach Belieben bald den Normalstab, bald den zu vergleichenden Stab rasch 
unter die Micrometer-Microscope führen zu können, lässt sich der Kasten L vermittelst 
eisenbahnartiger Räder und Schienen quer zur Längsrichtung frei unter der Brücke C hin- 
bewegen. Auf dem Mahagonibrett XX befinden sich nämlich 5 Messingschienen Z, auf 
welchen die an der Grundfläche des Wagens befestigten Räder I aufruhen und durch starke 
Stahlfedern in den Gehäusen z mit ihren vorstehenden Rändern gegen die Schienenseiten 
angedrückt werden. Die Bewegung des Wagens wird durch die justirbaren Anschläge II und 
II, begränzt, zu deren Justirungsschrauben man vermittelst eines Schlüssels auch ohne Oeffnung 
des Holzkastens von aussen gelangen kann und die Verschiebung ebenfalls von aussen ver- 
mittelst der Stange III bewerkstelligt, auf deren zwei Wellen III, sich zwei am Kasten bei IV, 
befestigte Seidenschnüre beim Drehen der Kurbel Y im einen Sinne aufwinden, bis der Kasten 
an die Anschläge II, gelangt ist. Hebt man bei dem in der Nähe der Kurbel befindlichen 
Zahn-Rade den Eingriff der Sperrfeder auf, so zieken zwei Gewichte V, die vermittelst Schnüren 
an den Punkten IV des Wagens befestigt sind, denselben gegen die entgegengesetzten An- 
schläge II zurück. — Will man dabei die Thermometer statt des Normalstals unter ihre 
Ablese-Miceroscope bringen, so rückt man die in eylindrischen Hülsen verschiebbaren Stäbchen 
VI Fig. 2 bis zu ein für alle Male bestimmten Marken vor und lässt dann nur bis zum An- 
schlag mit diesen den Wagen zurückgehen. 
Ein in den Figuren 1 und 2 angedeutetes Holzgestell VII mit Auftritt VIII (der durch 
Herunterklappen von VIII, zu vergrössern ist) dient dem Beobachter beim Ablesen an den 
Mieroseopen als Stütze für eine bequeme Stellung. Endlich ist theilweise im Anschluss an 
dieses Gestell auch noch ein die Brücke C und die Microscope E bis in die Höhe der 
Oculare umhüllender Kasten angebracht, der diese Theile vor raschen Temperaturänderungen 
bewahren soll. 
Als Appendix zum Längen-Comparator ist die im Keller der Eichstätte getroffene Ein- 
richtung zur Bestimmung der absoluten thermischen Ausdehnung von Maass- 
stäben zu betrachten. Dieselbe ist in Tafel IT Fig. 1 in der Seitenansicht und Fig. 2 in 
der Vorderansicht dargestellt. Vier Marmorpfeiler AA und A,A, sind unabhängig von einander 
und vom unmittelbar umgebenden Steinplattenboden im Fussboden solid fundamentirt. Je 
zwei derselben tıagen eine dieke in der Mitte durchbohrte Marmorplatte B und B,, deren 
ee 
