=. = 
Durchbohrungen b und b, zur Aufnahme der grossen Micrometer-Microscope E des vorigen 
Längen-Comparators dienen. Diese zwei Mieroseope, die durch Klemmen mit den Steinplatten 
fest verbunden werden, sind hiedurch für die Dauer der Versuche hinlänglich unveränderlich 
in einer Entfernung von 1 Meter aufgestellt. Unterhalb dieser Microscope wird der zu 
untersuchende Stab a in der deutlichen Sehweite in folgender Weise placirt. Derselbe wird 
zunächst in einem niedrigen und so schmalen Eisenkasten C, dass nur noch das eine der 
Thermometer des Comparators daneben Platz hat, auf zwei Unterlagen gelegt, die um !%s 
seiner Länge von den Enden entfernt sind, und bei der einen festgeklemmt, während er bei 
der andern auf einer Glasrolle ruht. Dieser Eisenkasten selbst aber befindet sich in einer 
entsprechenden Vertiefung des Blechdeckels eines grossen Troges DD, der 120 Kilogramm 
Wasser fasst und auf einem besonders fundamentirten Steine G zwischen den Pfeilern ruht. 
Der Eisenkasten wird wieder zur Erhaltung der Constanz der Temperatur mit Blechplatten 
zugedeckt und sodann der Wassertrog sammt demselben noch mit einem besondern, in zwei 
Theilen auseinanderzunehmenden Holzkasten umgeben, der an den passenden Stellen Aus- 
schnitte zur Ablesung der Stabtheilung und des Thermometers besitzt. Die letztere geschieht 
mit einem der Microscope e vom Comparator, das auf einen besondern unten offenen Holz- 
kasten I gesetzt wird. Die Beleuchtung endlich sowohl des Thermometers wie der Theilung 
erfolgt in ganz entsprechender Weise wie oben beim Comparator. 
- 
$ 9. Justirung des Längen-Comparators und Methode der Vergleichungen. 
Da die Anschiebe-Cylinder weder in der Höhe noch seitlich verstellbar sind, so hat man 
bei der Justirung der einzelnen Theile des Comparators von ihnen als fixen Punkten aus- 
"zugehen. 
Man lässt den Wagen an die Anschläge II, sich anlegen, bringt die grossen Microscope 
E durch Verschieben auf die Bahn C in die Gegend der Anschiebe-Cylinder und klemmt 
sie da fest. Darauf dreht man die Anschlag-Schrauben, ferner die Schrauben K zur Ein- 
stellung der Micrometer-Microscope im vertikalen Sinne so lange, bis die Striche auf dem 
Goldstift der Anschiebe-Cylinder ganz scharf gesehen werden und ihr Kreuzungspunkt sehr 
nahe mit der Mitte des fixen Andreaskreuzförmigen Fadenkreuzes der Microscope coincidiren. 
Nunmehr bringt man durch Verschieben des Wagens den Normalstab unter die Microscope 
und hebt den vorher absichtlich durch Zurückschrauben aller Unterstützungsschrauben r ge- 
senkten Stab bloss an den Enden durch Drehen der äussersten dieser Schrauben langsam 
empor, bis die Theilung auf seiner Oberfläche vollkommen deutlich erscheint. Alsdann wird 
9 
