Bee 
mindern, wenn man die Vorsicht gebraucht, diese Lampe nur jeweilen während der Be- 
obachtung der Thermometer hoch brennen zu lassen und dann sofort nach Vollendung dieser 
Ablesungen durch Drehen des Hahnes wieder ganz niedrig zu stellen.!) So gelingt es, wie 
das Folgende näher zeigen wird, die Temperatur im Innern des Kastens bis zu 0°,01 — 0,02 
während der Dauer einer vollständigen Vergleichuug constant zu erhalten. 
Angenommen wir hätten zunächst ein Strichmaass, dessen Länge bei 0° gleich L, und 
dessen linearer Ausdehnungscoefficient für 1° C. gleich m sei, mit dem Normalstab zu ver- 
gleichen und heissen die bei 0° zwischen den Strichen des letztern, auf die wir den andern 
Stab beziehen, enthaltene Länge: N,, seinen Ausdehnungscoefficienten aber n, so wird eine 
vollständige Vergleichung durch folgende 4 Ausdrücke dargestellt, wenn man bedenkt, dass 
bei beiden Micrometern die Drehungen der Schrauben nach wachsenden Scalen- und Trommel- 
Theilen die Faden von den Enden der Stäbe gegen deren Mitte hinführt:: 
Tı 5 
L; L,Al+mg)=N(+nı,)+ı  h4+n—n, 
ia LA+ms)—-N(d+nn)+k—L+n—n, 
T2 5; 
wo z, das Mittel aus der an beiden Thermometern im Anfang abgelesenen Temperaturen 
!) Die Thermometer-Beleuchtung und Ablesung bereitet indessen auch noch indireet Störungen. Die drei 
Gaslampen zusammen erhöhen nach und nach die Temperatur der Umgebung und wenn man auch in der 
kältern Jahreszeit durch theilweises Oeffnen von Fenstern und Thüren diesem Uebelstande begegnen kann, 
so stellt sich dann dafür leicht eine Störung des Temperatur-Gleichgewichts her, die sich auch in’s Innere 
des Comparators fortpflanzt. Diese aber wird um so nachtheiliger, als der Raum, in welchem sich die Stäbe 
befinden, nicht bloss durch die zwei Oeffnungen für die Beleuchtung und Ablesung der Theilungen, sondern 
auch noch durch die drei Oeflinungen zur Beleuchtung und Ablesung der Thermometer mit dem äussern 
Raume communieirt. Endlich sind die durch die Hohlspiegelchen beleuchteten Stellen der Thermometer von 
so geringem Umfang, dass beim Steigen oder Fallen der Temperatur um eirca 2° im Lauf der 12 Stunden 
nach der Justirung die Erkennung des Quecksilberfadens und der Theilung bereits schwierig wird. Zur Be- 
seitigung auch dieser Uebelstände habe ich zunächst Regulierungshähne für die seitlichen Lampen in der 
Nähe des Beobachters angebracht, sodann die Einführung der Luftheizung in der Eichstätte (statt der be- 
stehenden Ofen- und Dampfheizung) beantragt, die auch bereits genehmigt worden ist und die sich nun leicht 
init einem Selbstregulator wird verbinden lassen. Endlich beabsichtigte ich den ganzen Kasten mit einer 
Spiegelglasplatte zu bedecken, die Thermometer aus dem Comparator ganz zu entfernen und die Temperatur 
von aussen vermittelst Thermoketten zu bestimmen, die dann zudem sicherer die Temperatur der Stäbe an- 
geben würden. Das Letztere wurde früher vergeblich durch Aufstellung eines aus einem Zink- und Eisen- 
stabe bestehenden Metall-Thermometers versucht; es ergab sich bei den zur Prüfung angestellten Versuchen 
keine Proportionalität in den Angaben dieses Thermometers und der daneben befindlichen Quecksilber-Thermo- 
ıneter, was ich einer ungleichförmigen Ausdehnung des Zinkstabes zuschrieb. Die Bestimmung der Tempe- 
ratur mit Thermoketten hatte ich zwar bereits theilweise vorbereitet, meines bevorstehenden Wegganges 
wegen indessen die Ausführung suspendirt. 
