BR - 1ER 
Stahlspiegeln von 10 Durchmesser versehen; ausserdem brachte man an dem Stabe etwas 
unterhalb dieser Stahlspiegel zwei kleine, nahe senkrecht dazu gestellte gewöhnliche Spiegel 
an. Legt man diesen Stab wie ein Endmaass auf den Träger 0,0, im Comparator und schiebt 
die Anschiebe-Cylinder mit den Spitzen dagegen, so sieht man, wenn die beiden Mierometer- 
Mieroscope über den letztern aufgestellt werden, in Folge des Lichts, das vom Microscope 
her an der Spitze vorbei auf den nahezu horizontalen nur wenig gegen den Stahlspiegel hin- 
geneigten Spiegel darunter fällt und von da wieder nach oben in das Microscop hinein- 
reflectirt wird, die Spitze und zugleich ihr an sie stossendes Bild im Stahlspiegel dunkel 
und scharf auf hellem Hintergrunde, so dass man den Micrometerfaden mit ebenso grosser 
Genauigkeit auf die Grenze der Spitze und ihres Bildes einstellen kann, wie auf einen Theil- 
strich. Demzufolge ist es möglich, die Länge des Hülfsstabes allein direct am Normalstabe 
zu bestimmen und sodann auch diese Länge mehr derjenigen der Anschiebeeylinder von ihren 
Strichen bis zu ihren Spitzen. Die Differenz dieser Längen am Normalstabe gibt also die 
gesuchte Grösse und wenn man die Messungen wieder bei zwei verschiedenen Temperaturen 
macht, so lässt sich daraus auch der Ausdehnungscoefficient der Anschiebe-Cylinder ableiten. 
Diese Erörterungen werden hinlänglich den im Folgenden dargestellten Gang der Unter- 
suchungen begründen und rechtfertigen. 
$ 10. Untersuchung der Micrometer-Schrauben der beiden Filar-Micrometer. 
Um zu erkennen, inwiefern die einzelnen Schraubengänge der Filar-Mierometer dieselbe 
Höhe haben, mass ich am 17. und 18. August, sowie 5., 6. und 7. September 1866 die 
Länge des ersten Zehntel Millimeters des Schiebers beim Normalstabe der Reihe nach durch 
aufeinander folgende Schraubengänge beider Micrometer aus. Bei dem mit L bezeichneten 
Mierometer (wenn man auf dem Tritte steht zur linken Hand) gieng man an der li- 
nearen Scale des Micrometers vom Scalentheil 5 bis zu 18, beim Micrometer R (rechter 
Hand) von 0 bis 13. Da die Trommeln der Micrometer in 100 Theile eingetheilt sind, 
welche so gross erscheinen, dass man Yıo Trommeltheil noch sehr gut schätzen kann, so 
konnte man oo Revolution unmittelbar ablesen und !/ıooo bequem schätzen. 
.Heissen wir die Höhe eines Schraubengangs oder eine Revolution beim Mierometer 
L:A und beim Micrometer R:e, so ergaben sich als Mittelwerthe aus je 5 Einstellungen 
