Aa, 
. . . 77% “ 
des beweglichen Fadens auf die beiden Enden des ersten Zehntel Millimeters des Schiebers!) 
in zwei von einander ganz unabhängigen Beobachtungs-Serien der Reihe nach die Werthe: 
Micrometer L Micrometer R 
von 5—18* der lin. Scale. von 0—13° der lin. Seale. 
1. Serie. 2. Serie. 1. Serie. 2. Serie. 
A A o e 
1,332 1,333 1,319 1,320 
1,339 1,335 1,308 1,308 
1,336 Ls3l 1,309 1,308 
1,321 1,322 1,309 1,511 
1,330 1,330 1,304 1,304 
1,329 1,327 1,302 1,301 
1,321 1,322 1,322 17321 
1,324 1,325 15922 1,320 
1,331 1,332 1,309 1,309 
1,328 1,333 1,322 1,321 f 
1,3291 1,3290 Mittel 1,3126 1,3123 
Die mittlere Temperatur im innern Kasten während dieser Messungen betrug 18%5 C. 
Bezeichnen wir den ersten Zehntel Millimeter des Schiebers mit X,, so ist also dessen 
Werth ausgedrückt in durchschnittlichen Revolutionen beider Micrometerschrauben : 
A Q 
X = 1,3290 = 1,3125, 
so dass man auch für die Reduction von oe auf A hat: 
E A 
1'= 1,01357: 
Bildet man aber die Differenzen dieser Mittelwerthe von X, mit den obigen einzelnen 
Daten, so erhält man eine Vorstellung von der Genauigkeit, mit welcher die Schrauben ge- 
4 
schnitten sind. Beim Mierometer links ergibt sich so als mittlere Abweichung: # 0,0043 
und beim Micrometer rechts: £ 0.0067. Da in Anbetracht dessen, dass der Einstellungs- 
fehler ebenso gross ist, diese Abweichung gering erscheint und sich zugleich kein bestimmtes 
Gesetz über die Zunahme oder Abnahme der Grösse der Revolutionen ergibt, schien es mir 
durchaus genügend, sich im Allgemeinen in der Folge stets an die obigen mittlern Werthe 
der Schrauben-Revolutionen zu halten. 
!) Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass zur Vermeidung des schädlichen Einflusses eines todten 
Ganges bei den Mierometerschrauben (der übrigens sehr gering ist) hier und so stets im Nachfolgenden die 
Einstellungen immer durch Drehung der Schraube nach wachsenden Trommeltheilen gemacht wurden, 
