ee 
Es repräsentirt also diese Grösse bei unserm Comparator für meine Person den mittleren 
Fehler einer Vergleichung eines Endmaasses mit dem Normalstabe. 
Mit dem vorstehenden Werthe von A lassen sich nun alle oben durch A ausgedrückten 
Längen in wahre Millimeter bei 0, verwandeln!). So finden wir z. B. beim Normalstabe für 
die Temperatur von 0,: 
N, —L500 — R 500 — 1000,00030 , 
N; —1L 537 — 500-- R 537 — 500 — 74.025707 , 
N’ —L450 - R 450 — 900,00503 ; 
und für die Länge der Anschiebeeylinder bei 0,: 
A, = 74,97137. 
$ 15. Bestimmung der absoluten Ausdehnung des Normalstabes. 
Der lineare Ausdehnungscoefficient des Normalstabes wurde dadurch ermittelt, dass man 
vermittelst der oben beschriebenen Vorrichtung im Keller der Eichstätte die Verlängerung 
mass, welche der Normalstab von L 500 bis R 500 erfuhr, wenn man ihn von eirca 2° bis 
23° in seiner Temperatur erhöhte. Zu der Messung dienten dieselben zwei Micrometer-Mi- 
eroscope wie oben; der unveränderte Stand der letztern während der Messungen war hin- 
länglich garantirt. 
a. Erste Beobachtungsreihe: 
Der Kasten des Apparats wurde um 8" Vm., nachdem der Normalstab eingelegt und alles 
Uebrige gehörig vorbereitet war, mit erwärmtem Wasser gefüllt. Die ersten Ablesungen am 
Thermometer neben dem Stabe ergaben 33°%,5. Nunmehr überliess man den Apparat ganz 
sich selbst und machte dann erst um 1” Nm. die erste Serie der nachstehenden Messungen. 
Darauf wurde sofort das warme Wasser abgelassen, kaltes von eirea 9° eingefüllt und diesem 
50 Kilogramm grob zerstossenes Eis zugesetzt. Die Messungen bei dieser Temperatur er- 
folgten erst kurz vor 6" Nm. Während des ganzen Tages erhielt sich die Lufttemperatur 
des Kellers constant auf 9°. 
