Therm. II. Einstellungen der Mierometer Therm. II Einstellungen der Mierometer 
bei dem Stabe.  L 500. R 500. bei dem Stabe. L 500, « BR 500. 
o 1 {0} o A e 
1,50 11,328 10,309 25,65 9,480 7,342 
1,30 11,830 10,306 25,64 9,482 7,340 
1,30 11,835 10,306 25,09 9,489 7,339 
1,30 11,832 10,313 25,62 9,486 7,346 
1,30 11,330 10,313 25,61 9,491 7,345 
1,30 11,835 10,315 25,60 9,491 7,346 
1,30 11,851 10,316 25,60 9,494 7,349 
1,30 11,833 10,320 25,99 9,497 7,346 
1,30 11,832 10,521 25,99 9,498 7,399 
1,29 11,330 10,319 25,98 9,502 7,992 
1,29 25,98 
0 [} HOLee,. o A A e 
Mittel: 1,298 11,8316 10,3138 25,608 9,4910 7,3460 
Es ergeben also diese Messungen : 
Stellung der Mierometer 
Corrigirte Temperatur. L 500. % 500. 
0 [) @ 
1,017 11,3316 10,3138 
25,954 9,4910 7,9460 
o 7 E a 
Differenz: 24,367 2,3406 2,9678 — 3,0051. 
Es ist demnach die 24°,367 C. entsprechende Verlängerung der Länge L 500 — R 500 
des Normalstabes — 5.3457 — 037940. 
Bezeichnen wir die Länge L 500 — R 500 bei der Temperatur t} mit N;,, und bei der 
Temperatur t3 mit N:,, ferner den gesuchten linearen Ausdehnungscoefficienten des Normal- 
stabes für 1° C., wie schon oben angegeben worden ist, mit n, so haben wir folgende 2 
Gleichungen : 
N, =N, (1l+nt), 
N,=N(l-+nt), 
uud daraus folgt: 
PANSEZEN:, 
EU) 
12 
