— 11 — 
$ 21. Zusammenstellung der Constanten des Längen-Comparators. 
Die mitgetheilten Untersuchungen und Messungen, sowie einige seither zur Ergänzung 
noch hinzugefügten, haben für den Längen-Comparator folgende Hauptresultate ergeben. 
Bezeichnen wir wie oben eine Revolution der Mierometerschraube des links stehenden 
und mit L bezeichneten Mikroskopes mit A und entsprechend mit o dieselbe Grösse für das 
Mierometer R rechts, so sind die mittlern Werthe dieser Grössen und die mittlern Abwei- 
chungen der einzelnen Schraubengänge beim: 
Micerometer links Micerometer rechts 
von 5% — 18* der linearen Scale von 0° — 13° der linearen Scale 
A mm mm mm r mm 
1’ = 0,0709723 & 0,0002411 1°= 0,0718645 + 0,0003733. 
Beim Normalstabe sind die wahren Längen der untersuchten Theile für die Tem- 
peratur 0° — der Nullpunkt der Theilung liegt in der Mitte und die Striche links und 
rechts sind daher durch L und R unterschieden — folgende: 
Millimeter: Centimeter: Decimeter: 
L 540 — 539 = 1,00647 L 550 — 540 = 10,00152 1 550 — 450 = 100,03463 
539 — 538 — 0,99916 540 - 530 — 10,01820 450 — 350 — 99,98694 
538 — 537 — 0,99852 530 — 520 — 9,99769 350 — 250 — 100,00283 
537 — 536 — 1,00966 520 — 510 — 10,00848 250 — 150 — 99,99226 
536 — 535 — 1,00079 510 — 500 — 10,00578 150 — 50 = 99,99319 
460 — 450 = 9,98304 L 50 — R50 = 100,03023 
RE R 50 — 150 = 100,02552 
R 540 — 539 = 1,00367 R 550 — 540 = 9,99312 150 — 250 = 99,99058 
539 — 538 — 0,99501 540 — 5530 = 9,99539 250 — 350 = 100,00226 
538 — 537 = 0,99659 930 — 520 —= 10,00746 350 — 450 = 99,98094 
937 — 536 = 1,00331 520 — 510 = 9,99693 450 — 550 = 99,98060 
536 — 535 — 0,99824 510 — 500 = 9,99524 FF 
535 — 934 = 1,00963 500 — 490 = 10,00617 L 5355 — 550 = 5,00358 
534 — 533 = 0,98775 490 — 480 = 9,98558 L 500 — 540 = 50,00294 
533 — 552 — 0,99648 480 — 470 = 10,00559 R 100 — 150 = 50,01727 
532 — 531 = 1,00672 470 — 460 = 9,99981 
531 — 530 = 0,99796 460 — 450 = 9,99510 
461 — 460 = 1,00375 
