— 116 — 
wollen wir als äusserste, durch einen einzelnen Beobachtungsfehler bedingte Fehlergrenze 
des Endresultates:dP = 0,02 Milligramm annehmen. Unter dieser Voraussetzung ergibt 
sich aus der obigen Tafel, dass wir in unserm vorliegenden Falle, d.h. bei der Vergleichung 
eines Platinkilogrammes mit einem Bergkrystall-Kilogramm in einer Summe zweier Berg- 
krystallpfunde die 
die Temperatur t mit einer Genauigkeit von . a Ra Ss ee Meere 0,015 
den ‚Barometerstand:h . 2.20 Sucher, 2. 0,038 
die absolute Feuchtigkeit BD’, U „SSR nn Seen 0,100 
das specifische Gewicht des Platins S,. - : -» = 2 2.2.2... 0,00696 
» » » » Bergkrystalls S,,, .2 20 re 
den cubischen Ausdehnungscoeffizienten des Platins m, . . . . + 0,000023 
und den eubischen Ausdehnungscoeffizienten des Bergkrystalls m, . + 0,000003 
bestimmen oder kennen müssen. Die vorhandenen Angaben über die Ausdehnungscoeffieienten 
des Platins und des Quarzes sind hinlänglich genau, um sie, wie wir noch näher zeigen 
werden, unmittelbar verwenden zu können, die übrigen Grössen mussten neu bestimmt werden 
und zu dem Ende waren also nothwendig erstlich Thermometer zur Messung der Temperatur, 
sodann ein Barometer und Hygrometer zur Ermittlung von h und h‘, endlich zur Bestim- 
mung der speeifischen Gewichte ausser einer entsprechenden Vorrichtung bei der Waage 
noch genau verifieirte Gewichtssätze, die anderseits auch für die Ermittlung der absoluten 
Werthe der kleinen Ausgleichungsgewicbte bei den Wägungen unentbehrlich waren. 
Wir wollen im Folgenden ausser den Waagen selbst auch noch diese Hülfsinstrumente 
näher betrachten und gleich zusehen, inwiefern dieselben den oben an sie gestellten Anfor- 
derungen genügen können. 
$24a. Waagen. 
Die bei der Vergleichung der Kilogramme gebrauchte Waage der eidgenössischen Eich- 
stätte ist von den Herrn Mechaniker Hermann und Studer in Bern verfertigt und auf Tafel 
III Fig. 1 in der Vorder-Ansicht, Fig. 2 in der Seiten-Ansicht und Fig. 3 im Grundriss 
dargestellt. Es genügt daher der wesentlichsten Theile der Waage, wodurch sie sich auch 
etwa von andern Instrumenten dieser Art unterscheidet, besonders zu erwähnen. Der Waage- 
balken ist oben gerade und besitzt da von der Mitte bis zu den Endschneiden eine Thei- 
