— 17 — 
lung in 100 gleiche Theile für den Gebrauch der Reiter-Verschiebung R. Die mittlere 
Schneide des Balkens kommt nach Lösung der Arretirung beiderseits auf ebene Achatplatten 
zu liegen und ebenso legen sich dann die Gehänge der Waagschalen mit ebenen Achat- 
platten auf die Endschneiden auf. Beim Heben des Arretirungsbalkens B durch Drehen am 
Knopfe K wird nicht bloss an den Stellen b der Balken gefasst und so die Mittelschneide 
von ihrer Unterlage abgehoben, sondern zugleich auch an beiden Enden bei ce vorstehende 
eylindrische Zapfen an den Gehängen durch Y-förmige Lager im Arretirungsbalken erfasst 
und damit auch die Gehänge von den Endschneiden entfernt. Der Zeiger z bewegt sich vor 
der Scale hh unten an der Säule und wird von einem nach vorn hervortretenden Stücke s 
am Wagebalken getragen. Die durch Drehen der Knöpfe m zu hebenden und zu senkenden 
Messingkreuze t unterhalb der Waagschalen mit Elfenbeinknopf in der Mitte und 4 Elfen- 
beinspitzen an den Enden der Kreuzarme dienen nicht bloss zur Stützung der Waagschalen, 
sondern zugleich auch dazu die letztern beim Vertauschen der Gewichte durch passendes 
Auflegen der letztern stets wieder in dieselbe Lage zu bringen. 
Bei Bestimmung des specifischen Gewichts mit dieser Waage wird eine Messingbrücke 
über die eine Waagschale so gelegt, dass sie diese nirgends berührt, darauf das Glas mit 
destillirtem Wasser gestellt und der zu untersuchende Körper vermittelst eines Platindrahtes 
an dem Hacken d oben am betreffenden Waagschalenbügel aufgehängt. 
Das aus Glas und Magahoniholz bestehende Gehäuse der Waage ist auf einer an der 
Zimmerwand befestigten Console C aufgestellt und hat nur an der Vorderseite zwei seitliche 
Thüren V. Die Nivellirung des Waagbrettes erfolgt vermittelst der Stellschrauben W nach 
der Dosenlibelle D vor der Säule. Bei den genauern Wägungen endlich geschieht die 
Waagbalkenarretirung durch eine Stange mit Universalgelenk aus einer Entfernung von nahe 
2 Meter und aus derselben Entfernung wird dann auch der Zeigerstand an der Scale mit 
einem 60 Mal vergrössernden Fernrohre abgelesen. 
Bei einer Belastung von 1 Kilogramm beiderseits gibt diese Waage, wenn ihre Schwin- 
gungsdauer durch Heben der Correetionsschraube x für den Schwerpunkt auf 60 Secunden 
gebracht worden ist, für ein Uebergewicht von 0,5 einen constanten Anschlag von 1 Scalen- 
theil und da 0,1 Scalentheil bei der Beobachtung der Zeigerbewegung mit dem Fernrohr 
noch sicher geschätzt werden kann, so sind also noch 0,05 Uebergewicht zu erkennen. Bis 
auf 0,2 Scalentheil oder also 01 steht auch die Waage bei aufeinanderfolgenden Arretirungen 
und Lösungen derselben immer wieder genau ein, wenn die Belastung und die Temperatur 
inzwischen unverändert geblieben sind. 
