7 EI Er 
Hohlräume von der Bestimmung des specifischen Gewichtes in Berlin her theilweise wenig- 
stens mit Wasser gefüllt waren, das langsam verdunstete. Ein sich vergrössernder Oxydfleck 
in der Mitte der nach innen gewölbten Basis des Gewichtes spricht wenigstens ebenfalls dafür. 
Eine projeetirte Untersuchung über die allfällige Gewichts-Aenderung von Glasgewichten 
im Laufe der Zeit und namentlich auch bei verschiedenen Feuchtigkeitszuständen der Luft 
hat noch nicht ausgeführt werden können. 
S$S26. Thermometer. 
Zur Bestimmung der gemeinsamen Temperatur der Luft und der Gewichte im Waag- 
gehäuse dienten zwei neben den Schalen aufgehängte sogen. Einschluss-Thermometer von 
Geissler in Bonn (verfertigt im Jahre 1861). Dieselben haben kleine eylindrische Gefässe 
und sind direct in Yıo° Celsius eingetheilt, so dass Yıoo” namentlich vermittelst einer Loupe 
noch leicht geschätzt werden kann. Der Punkt 0 befindet sich in der Nähe des untern, 
der Grad 100 in der Nähe des obern Endes der Scale. Durch die Marken I und II werden 
die fast genau gleichen Instrumente leicht unterschieden. 
Obschon Herr @eissler als Verfertiger guter und richtiger Thermometer einen ganz ver- 
dienten Ruf besitzt und auf die Erstellung dieser Instrumente noch eine besondere Sorgfalt 
verwendet hatte, so konnte ich mich doch auf die unmittelbare Richtigkeit ihrer Angaben 
hier, wo es sich um eine Genauigkeit bis zu 0,01° in Bestimmung der Temperatur handelte, 
nicht ohne Weiteres verlassen. Demzufolge habe ich die beiden Thermometer nicht bloss 
wiederholt auf die Lage ihrer Normalpunkte untersucht, sondern auch das Thermometer II 
nach der von Neumann vereinfachten Bessel’schen Methode calibrirt und nachher das Ther- 
mometer I von 2 zu 2 Graden mit ihm verglichen. 
Calibrirung des Thermometers. 
Die Calibrirung von Thermometer G II wurde vom 7. bis 10. August 1865 in der Art 
ausgeführt, dass man das Thermometer unter ein auf einem horizontalen Schlitten verschieb- 
bares zusammengesetztes Mieroscop von 10—20maliger Vergrösserung horizontal -hinlegte, 
nachdem man ein Stück des Quecksilberfadens in der Röhre durch plötzliches Umwenden 
und Aufstossen des Kopfs des Thermometers auf den Tisch abgetrennt hatte. Da der Faden 
nachher durchweg wieder an derselben Stelle abreisst, so kann man durch Erwärmen oder 
Abkühlen nachher Quecksilbersäulen von beliebiger Länge abtrennen. Zuerst wurde eine 
Säule von 50° Länge hergestellt uud dieselbe der Reihe nach durch Neigen und Klopfen 
