— 129 — 
In der folgenden Tafel, wo wir dieses einheitliche Volumen durch (2) dargestellt haben, 
sind die Resultate dieser so erhaltenen Bestimmungen am Thermometer G II aufgeführt. 
Thermometer: G I. 
Volumen Volumen 
0-2 — (2) + 0,0052 | 50-52 — (2) — 0,0026 
2—- 4 — (2) + 0,0012 | 52-54 = (2) — 0,0010 
era 0000| ee joe 
6-8 = (2) — 0,0004 | 56-58 — (2) — 0,0014 
8-10 — (2) — 0,0000 | 58-60 = (2) — 0,0002 
10—12 — (2) — 0,0016 | 60-62 = (2) + 0,0006 
1814 = (2) — 0,0012 | 62-64 = (2) — 0,0002 
14-16 = (2) — 0,0020 | 64-66 = (2) — 0,0002 
16—18 — (2) — 0,0048 | 66-68 — (2) + 0,0006 
18—20 — (2) — 0,0024 | 68-70 — (2) + 0,0026 
iur ee 0,0014 
22-24 = (2) - 0,0116 | 72-74 = (2) — 0,0014 
24° 26 — (2) 2 0,0190 | 7476.20) 0,0022 
26-28 =(2) — 0,0120 | 76-78 = (2) — 0,0022 
a A ne 
I 80-8322 (2) — 0,0048 | 80-82 2 (2) — 0,0002 
32-34 — (2) + 0,0068 | 82-84 — (2) + 0,0038 
34—36 — (2) + 0,0096 | 84-86 — (2) + 0,0046 
36—38 — (2) + 0,0160 | 86-88 = (2) + 0,0042 
38—40 — (2) + 0,0156 | 88-90 = (2) + 0,0046 
40—42 — (2) + 0,0132 | 90-92 — (2) + 0,0014 
4244 — (2) + 0,0136 | 92--94 — (2) — 0,0014 
44—46 — (2) + 0,0088 | 94-96 — (2) — 0,0030 
46—48 — (2) + 0,0052 | 96-98 — (2) — 0,0042 
48—50 — (2) — 0,0032 | 98—100 — (2) -— 0,0002 
Diese Tafel zeigt ohne Weiteres, mit welch’ hoher Vollkommenheit Herr Geissler die 
Theilung dem wechselnden Caliber der Röhre angepasst hat. Die den Intervallen von je zwei 
Graden der Theilung entsprechenden Röhren-Volumen weichen nämlich im Durchschnitt bloss 
um + 0,0042° von unserm einheitlichen Volumen ab und die grössten Abweichungen. be- 
tragen nur: + 0,014°, so dass wir also bei diesem Instrumente ohne jede eigene Calibrirung 
17 
