— 1230 — 
bis auf 0,01° relativ richtige Angaben erhalten hätten. 1) Nicht dasselbe gilt leider vom 
absoluten Werth der Scalentheile resp. der richtigen Bestimmung der Normalpunkte am 
Thermometer. 
Um die an den einzelnen Graden des 'Thermometers anzubringenden Correetionen mit 
Hülfe der vorigen Tafel bestimmen zu können, erübrigt uns jetzt noch, den Werth des ein- 
heitlichen Volumens (2) in wahren Celsius’schen Graden, sowie die jeweilige Lage des wahren 
Nullpunktes zu ermitteln. Es geschieht diess durch die Bestimmung der Lage der beiden 
Normalpunkte i. e. des Schmelzpunktes des Eises und des Siedepunktes des Wassers. 
Normalpunktsbestimmung. 
Die Ermittlung des der Temperatur des schmelzenden Eises entsprechenden Thermo- 
meterstandes geschah in der Art, dass man im Sommer in ein mit feingestossenem Eise, 
im Winter in ein mit reinem Schnee gefülltes Gefäss im warmen Zimmer das Gefäss des 
Thermometers und die Röhre bis in die Gegend des Nullpunktes in vertikaler Lage einsenkte, 
darauf die Röhre noch bis etwa zu 20° herauf mit zusammengebacktem Eise oder Schnee 
umgab, sodann nach Y4«—!2 Stunde die Röhre rasch bis zum Nullpunkte herunter wieder 
frei machte und den Stand des Quecksilbers in derselben ablas. Wenn dann nach Wieder- 
bedeckung der Röhre mit Eis und nach Verfluss einer weitern Viertelstunde eine neue Ab- 
lesung dasselbe Resultat ergab, so wurde dies als der wahre Nullpunkt betrachtet. Beim Ge- 
brauch des Schnees im Winter zu dieser Bestimmung ist, wie mir die Erfahrung wiederholt 
zeigte, grosse Vorsicht nöthig, wenn man nicht zu niedrige Temperaturen erhalten will. Nur 
wenn der Schnee durch und durch im Schmelzen begriffen ist, kann man sicher sein, die 
richtige Schmelztemperatur erreicht zu haben. Hie und da wurden auch die Thermometer in 
einen ganz mit Schnee gefüllten, flachen Blechkasten so eingebettet, dass nur die Stelle, 
wo der Nullpunkt lag, frei blieb und sodann dieser Kasten in wenig geneigter, nahezu ver- 
tikaler Lage (der Lage, welche die Thermometer gewöhnlich bei den Beobachtungen haben) 
aufgestellt. Es zeigte sich übrigens beim Umlegen in die horizontale Lage hiebei nie ein 
merklicher Unterschied im Quecksilberstand. Im einen und andern Falle war dafür gesorgt, 
dass das Schmelzungswasser ablaufen konnte. 
Zur Bestimmung des Siedepunkts wurde in üblicher Weise die Cavendish’sche Röhre 
benutzt. Der Wasserdampf umspülte dabei Gefäss und Röhre des Thermometers bis in die 
!) Die Kleinheit der Correetionen rechtfertigt offenbar vollkommen unser bloss angenähert richtiges 
Verfahren, wonach wir dieselben unmittelbar als Bruchtheile ein und derselben Einheit, nämlich der Hälfte 
von (2), angenommen haben. 
