— 131 — 
Nähe des Quecksilberfadenendes und musste dann, ehe er in’s Freie entweichen konnte, in 
- einem cylindrischen Mantel die innere Blechröhre aussen nochmals von oben nach unten 
umlaufen, so dass auch diese vollkommen die Temperatur des siedenden Wassers annahm. 
Diese Vorsichtsmassregel ist durchaus geboten, wenn man ganz sichere Bestimmungen des 
Siedepunkts erhalten will. Sowie eine vollkommene Constanz des Thermometerstandes erreicht 
war, wurde die Ablesung gemacht und unmittelbar darnach auch der eben stattfindende 
Barometerstand ermittelt. Die Bestimmung des letztern erfolete entweder an dem im fol- 
genden Paragraphen zu beschreibenden Barometer der Eichstätte oder auch an dem dort 
ebenfalls zu erwähnenden Normalbarometer des physikalischen Kabinets der Hochschule, je 
nachdem eben die Normalpunktsbestimmungen am einen oder andern Orte vorgenommen 
wurden. Diese Instrumente gestatten, wie wir dort sehen werden, den Barometerstand mit 
einer Genauigkeit von mindestens 0,04 Millim. zu bestimmen, was mehr als hinreichend ist, da 
einer Aenderung des Luftdruckes um 0,1 Millim. eine solche der Siedetemperatur des Wassers um 
bloss 0,004° entspricht. Aus dem selbstverständlich auf 0° reducirten Barometerstande lässt 
sich ‘aber die wahre Siedetemperatur des Wassers am besten der von Pohl verbesserten 
Regnault'schen Tafel über die Spannkräfte des Wasserdampfes in der Nähe von 100°!) ent- 
nehmen, wenn man diese so umrechnet, dass sie unmittelbar die den ganzen Millimetern 
entsprechenden Siedetemperaturen angibt. Stets wurde die Vorsicht beobachtet, den Siede- 
punkt erst nach Bestimmung des Nullpunktes zu ermitteln. 
In der vorstehenden Tafel theilen wir zunächst sämmtliche Nullpunktsbestimmungen 
an den beiden Thermometern I und Il mit. 
Sehmelztemperatur des Eises 
Jahr Monat bei GI bei @ I 
1862 August 0,09* 0,13* 
September 0,04 0,10 
November 0,05 0,11 
1863 April 0,05* 0,10* 
Mai 0,09* 052 
December DZ 0,22* 
1564 März 0,13* 0,19* 
October 0,19 0,25 
1865 März 0,19* 0,25* 
t) Pohl, Ueber den Gebrauch des Thermo-Hypsometers. Wien. 1858. 
