1865 25. Juli 0,17* 0,23* 
3. August 0,06* 0,10* 
18. August 0,08 0,13 
22. September 0,09 0,15 
1866 März 0,19 0,25 
April 0,19 0,25 
1867 Januar 0,23 0,29 
April 0,23 0,29 
December 0,24 0,30 
Die mit einem Sternchen bezeichneten Nullpunktsbestimmungen waren von einer un- 
mittelbar darauf folgenden Siedepunktsbestimmung begleitet. Mit Rücksicht hierauf zeigt eine 
nähere Betrachtung der Tafel, dass zwar wie gewohnt der Nullpunkt im Laufe der Zeit An- 
fangs rascher, später langsamer heraufgerückt ist und zwar bei beiden Instrumenten ziemlich 
gleichförmig, dass aber nach jeder Siedepunktsbestimmung eine plötzliche Depression des 
Nullpunkts, wie diess schon Ebel gezeigt hat, erfolgte, die erst nach und nach wieder ver- 
schwand. Es ist dies offenbar dem Umstande zuzuschreiben, dass nach der Erwärmung zu 
der hohen Temperatur von 100° zwar das Quecksilber bei der Abkühlung sofort wieder zum 
ursprünglichen Volumen zurückkehrt, das Glasgefäss dagegen nur langsam wieder genau die 
ursprünglichen Dimensionen annimmt. Bei unsern Instrumenten vergingen durchschnittlich 
mehr als drei Monate, bis das ursprüngliche Volumen auch bei den Gefässen sich wieder 
hergestellt hatte. In der That sehen wir auch vom 4. August an, wo die letzten Siede- 
punktsbestimmungen an den Thermometern gemacht wurden, im Gang der Nullpunktsände- 
rungen keinerlei Störung mehr eintreten. 
Die folgende Tafel gibt die Resultate der Siedepunktsbestimmungen, wobei, um sie 
übersichtlicher zu machen, die abgelesenen Siedetemperaturen vermöge der obigen gleich- 
zeitigen Nullpunktsbestimmungen auf Werthe zurückgeführt sind, wie sie an den bezüglichen 
Instrumenten bei richtiger Stellung des Nullpunkts der Seale erhalten worden wären. 
Wahre 
Jahr Monat Siede-Temp. Gl. Differenz. GL. Differenz. 
1862 August 98,37 98,20 Bet, 97,97 + 0,40 
1863 April 98,30 98,15 0,15 98,00 + 0,30 
Mai 98,31 98,14 + 0,17 97,96 -+ 0,85 
December 98,73 98,52 "+ 021 98,32 + 0,41 
