— 15 — 
den wahren Nullpunkt zu dieser Zeit die wahre Temperatur : 16°,48 -+ 0°,065 — 0°,25 
— 16929 C. 
Die Fehler des Thermometers G I innerhalb der gewöhnlichen Temperatur-Scale wurden 
durch Vergleichung desselben mit dem vorigen in der Art bestimmt, dass man, beide fest 
mit einander verbunden, in ein Wasserbad brachte, das aus 3 grossen in einander gestellten 
Bechergläsern bestand und dessen Temperatur durch Vermischen von Eiswasser und wärmerem 
Wasser regulirt wurde. Die Thermometer selbst dienten hiebei als Rührer und wurden je- 
weilen 3 Male nacheinander abgelesen, wenn die Temperatur constant geworden war. Die 
Ablesungen am Thermometer G@ II wurden für sich nach den obigen Berichtigungen corri- 
eirt und an denjenigen des Thermometers @ I die Nullpunktseorreetion für diese Zeit an- 
gebracht, so dass wieder die übrig bleibende Differenz zwischen beiden die für die betreffende 
Temperatur anzubringende Correction unter der Voraussetzung repräsentirt, dass der Null- 
punkt der Scale genau der Schmelztemperatur des Eises entspreche. Aus Beobachtungen der 
Art am 3. und 4. August 1865 und 27. März 1866 ergab sich folgende Tafel: 
Correetions-Tafel für das Thermometer 6 I. 
Scale. 2 NER Differenz. | Scale. eh Differenz. | Scale. ne Differenz. 
W R y N) "onn {) 
as | ae ls zer | zoo [2] | zo 
aa 1029. |n14 ll 1406001 raal are 
i | 2,022 DE 3.007 a 1,993 
6 6,059 -2,009 167 16,067 2,010 26 26,083 2,007 
8 8,068 2,002 18 | 18,077 1.998 28 28,090 2,007 
10 10,070 20 20,075 30 30,097 
Auch bei diesem Thermometer ist also die jeweilige Nullpunktscorreetion noch beson- 
ders anzubringen. 
Eine absolute Sicherheit in Bestimmnng der Temperatur mit diesen Thermometern bis 
auf + 0°,01 kann nach diesen Erörterungen wohl verbürgt werden. 
