— 136. — 
$ 27. Barometer. 
Das Barometer der Eichstätte, das zugleich als Manometer für die Waage mit Eisen- 
gehäuse dienen soll, ist ganz entsprechend dem Regnault’schen Barometer und Manometer 
eingerichtet und von Hermann und Studer verfertigt. Drei cylindrische Glasröhren von 18 
Millimeter innerem Durchmesser sind neben einander an einem Gestelle befestigt; die 
äusserste auf der einen Seite von eirca 900 Millim. Länge ist oben geschlossen und unten, 
soweit sie in das Quecksilber des Gefässes eintaucht, zu einer feinen Spitze ausgezogen; sie 
dient als Barometer-Rohr und ist unter Verdünnung der Luft vermittelst der Luftpumpe 
und schwacher Auskochung des Quecksilbers darin ‚sorgfältig gefüllt worden; die äusserste 
Röhre auf der andern Seite von gleicher Länge ist als Manometer-Rohr bestimmt, zu dem 
Ende beiderseits offen und am obern Ende iuftdicht mit dem zur Pumpe und dem Waag- 
gehäuse führenden Bleirohre verbunden. Das dritte Rohr zwischen den beiden ist eirca zwei 
Decimeter kürzer, unten geschlossen und halb mit Quecksilber gefüllt, in welches das Ge- 
fäss des zur Ermittlung der Quecksilbertemperatur dienenden Thermometers — ein Geiss- 
ler’sches Einschlussthermometer mit Theilung nach !/5 ° Celsius und mit der Zahl 18,6 be- 
zeichnet — eintaucht. — Das Gefäss mit Quecksilber, in welches die beiden ersten Röhren 
eintauchen, besteht aus Eisen und ist an den zwei breiten gegenüberstehenden Seiten durch 
aufgepresste Spiegelglasplatten verschlossen. Die Messung der Barometer- und Manometer- 
höhe geschieht vermittelst einer Kathetometer-artigen Vorrichtung bestehend aus einem im 
Querschnitt T-förmigen Messingstabe mit einer Millimeter-Theilung auf Silber, der an 
dem- die Röhren haltenden Gestell vermittelst einer Nuss drehbar aufgehängt und durch eine 
in ein Körner eingreifende Schraubenspitze unten in seiner Bewegung zu einer solchen um 
die Längsaxe des Stabes beschränkt wird. An dem Stabe lässt sich in der üblichen Weise 
eine Hülse mit Vernier, der !/so Millim. angibt, verschieben, welche Hülse ein um eine 
horizontale Axe drehbares Ablesemikroscop mit Libelle- und Fadenkreuz trägt. Sie ist durch 
eine Micrometer-Schraube mit einer zweiten, festzuklemmenden Hülse verbunden. Drei 
Stellschrauben an der Fussplatte des ganzen Instruments gestalten mit Hülfe der erwähnten 
Libelle die Axe des Stabes und damit auch seine getheilte Fläche vertikal zu orientiren. Bei 
den Einstellungen auf die Quecksilber-Kuppe in den Röhren und auf die Oberfläche des 
Quecksilbers im Gefäss wurde stets darauf gesehen, dass die Libelle am Ablese-Mikroscop 
genau einstand. Zur sichern Einstellung des Fadenkreuzes auf die Oberfläche des Quecksilbers 
im Gefäss ist im Deckel des letztern eine unten in eine Spitze auslaufende Schraube ange- 
bracht, die jeweilen mit der Quecksilberoberfläche nahezu zur Berührung gebracht wird. Die 
