— 137 — 
Mitte zwischen der direct gesehenen Spitze und ihrem Spiegelbild im Quecksilber repräsen- 
tirt genau die Oberfläche des letztern. Um die Quecksilber-Kuppe in der Röhre deutlich 
sehen zu können, ist es nothwendig, dass sich dieselbe dunkel auf hellem Hintergrunde zeige; 
dies wird erreicht, wenn man dahinter einen oben schwarzen, unten weissen Schirm so an- 
bringt, dass die horizontale Trennungslinie zwischen beiden wenig höher steht, als die Queck- 
silberkuppe. Um sich endlich zu versichern, dass die Scale nicht eine von der Quecksilber- 
temperatur allzu verschiedene Temperatur habe, um wie üblich bei der Reduction auf 0° 
beide noch als gleich betrachten zu können, ist an derselben noch ein besonderes kleines 
Thermometer mit Metallscale angebracht. 
Verification des Barometer-Maassstabes. Um zunächst allfällige gröbere Fehler 
in der Maassstab-Theilung zu erkennen, wurden alle halben Deeimeter derselben mit dem 
Nonius ausgemessen. Die Abweichungen betrugen bloss + 0,02 Millim. Sodann ermittelte 
ich den Fehler der ganzen Länge des Maassstabs durch Vergleichung desselben mit dem 
Normalstabe im Längen-Comparator. Diese Vergleichung ergab, dass am Barometer-Maassstab 
die Länge von 0 — 800 Millim. gleich sei: 
0—800 Millim. Barom. —= 799,9411 Millim. am Normalstab bei 14,22 C. 
Heissenp wir n den linearen Ausdehnungscoefficient des Normalstabs und b denjenigen 
des Barometerstabs, so ist die wahre Länge des letztern bei 0° gegeben durch: 
0—800 Millim. Barom.-Scale bei 0° = 799,9411 Millim. [1 — (b -— n).. 14,22.]. 
Nun ist nach $ 21 :n = 0,000015577 und für die Grösse b können wir mit hinläng- 
licher Genauigkeit den gewöhnlichen Ausdehnungscoefficienten des Messings annehmen, also 
setzen: b = 0,000018782. Diese Werthe, oben eingesetzt, geben: 
Barom.-Scale 0 - 800 bei 0° = 799,905 wahre Millimeter. 
Hieraus aber und aus den obigen Ausmessungen mit dem Nonius ergab sich für die bei den 
Messungen gewöhnlich benutzte Länge der Scale: 
Barom.-Scale 100—800 bei 0° = 699,89 Millim. 
so dass also bei den Messungen des Barometerstaundes von dem an der Scale 
abgelesenen Stande stets 0,11 Millim. zu subtrahiren sind, um wahre Milli- 
meter zu erhalten. 
Prüfung des Barometers auf Reinheit des Quecksilbers, Luft im Vacuum 
und Einfluss der Capillarität. Da ich das Normalbarometer des physikalischen Kabi- 
nets bereits genau auf diese Fehlerquellen untersucht hatte, so zog ich es vor, den Ge- 
18 
