ee a = 
sammtbetrag desselben beim Eichstättebarometer durch eine mittelbare Vergleichung mit jenem 
zu bestimmen. 
Das Normalbarometer des physikalischen Kabinets bestand aus einer innen 10 Millimeter 
weiten Röhre, die sich an ihrem obern Ende zu einem innen 32 Millim. weiten eylindrischen 
Gefässe von etwa 70 Millim. Länge erweiterte, unten in eine Spitze ausgezogen war und in 
ein Quecksilber-Gefäss aus Holz mit parallelen Spiegelglaswänden auf zwei gegenüberstehenden 
Seiten eintauchte, das einen Querschnitt von 50 Millim. ins Quadrat besass. Diese Röhre, 
bei der ihrer Gefässweite halber an ein eigentliches Auskochen nicht zu denken war, habe 
ich selbst in folgender Weise mit Quecksilber gefüllt. Dieselbe wurde durch ein kurzes 
Stück unvulkanisirten Kautschukschlauches und eine umgebogene Glasröhre zunächst mit einer 
doppelt tabulirten Vorlage, in welcher sich das gut gereinigte und getrocknete Quecksilber 
befand, verbunden und durch diese dann weiterhin mit einer U-förmigen Trockenröhre (Bims- 
stein mit eoncentrirter Schwefelsäure) und mit einer Luftpumpe in Verbindung gesetzt. 
Nachdem man diesen ganzen Apparat unter gleichzeitiger Erwärmung aller Theile wieder- 
holt evaceuirt und jeweilen wieder mit Luft, die die Trockenröhre passiren musste, gefüllt 
hatte, konnte man sicher sein, die Feuchtigkeit aus dem Innern entfernt zu haben; darauf 
wurde nochmals soweit, als es die Pumpe gestattete i. e. bis zu einem Drucke von 2 Milli- 
meter evacuirt und zugleich die Röhre und das Quecksilber in der Vorlage erwärmt; das 
letztere gerieth sehr bald ins Kochen, worauf man es unter Neigung der Vorlage langsam 
in die Barometerröhre herunterfliessen liess. Inder ersten. Zeit nach der Anfertigung liess 
sich keine Luft im Vacuum erkennen, später indessen zeigte sich beim Neigen des Baro- 
meters eine kleine Luftblase am obern Ende, deren Einfluss auf den Barometerstand zur 
Zeit der Vergleichung mit dem Eichstätte-Barometer im August 1865 nach der Arago’schen 
Methode bestimmt wurde. Zu dem Ende konnte man durch Unterschieben von Holzklötzen 
unter das untere Quecksilbergefäss das Niveau des Quecksilbers im obern Gefäss nach Be- 
lieben in die Mitte desselben oder in die Nähe seines oberen oder unteren Endes verlegen, 
also die Spannkraft der Luft in der Toricell’schen Leere vermehren oder vermindern. Heissen 
wir nun p den wahren Luftdruck, resp. Barometerstand, p; den wirklich beobachteten, wenn 
das Quecksilber im obern Gefäss ganz tief steht, und p,, denjenigen, wenn es ganz oben steht, 
endlich v, das Volumen des Raumes oberhalb des Quecksilbers im erstern und v,, dasjenige 
im letztern Falle, so ist: 
Pı — Pıı 
