Beine 
a = 
Die am 28. Juli bis 2. August 1865 hiernach ausgeführten Messungen, wobei die Tem- 
peratur des Quecksilbers wieder an einer besondern mit Quecksilber gefüllten Röhre neben 
dem Barometer gemessen und die Barometerhöhe mit Hülfe eines vortrefllichen Katheto- 
meters von Hermann und Studer in Bern mit einer Genauigkeit von # 0,01 Millim. bekannt 
wurde, ergeben, dass beim tiefsten Stand des Quecksilbers im obern Gefäss die 
Correction wegen der Luft im Vacuum im Mittel : 0,021 Millim. # 0,005 Millim. 
sei. — Die Capillarität kann bei erwähnter Weite des Gefässes oben auf den Stand offenbar 
keinen Einfluss mehr haben und was endlich die Reinheit des Quecksilbers anbelangt, so 
wurde direkt das specifische Gewicht des Quecksilbers bei diesem Instrumente in der Eich- 
stätte nach der weiter unten zu erwähnenden Methode bestimmt und gleich 13,5956 
=# 0,0001 bei 0° verglichen mit destillirtem Wasser bei 4° C. gefunden. Nehmen wir die 
allgemein adoptirte Regnault’sche Zahl : 13,5959 als richtig an, so ergibt sich wegen des 
unrichtigen specifischen Gewichts unsers Queeksilbers bei einem mittlern 
Barometerstand von 715 Millim. für unser Instrument die Correetion: 
— 0,016 Millim. # 0,005 Millim. — Bei niedrigstem Stande des Quecksilbers 
im obern Gefäss betrug also im August 1865 die Gesammt-Correetion für das 
Normalbarometer : - 0,005 Millim. + 0,005 Millim. 
Bei diesem tiefsten Stande wurde nun auch das Hülfsinstrument zur Vergleichung mit 
dem Eichstätte-Barometer, nämlich ein von Geisslier in Bonn verfertigtes und gefüllt nach 
Bern mitgebrachtes Heberbarometer — das seither zur Construction eines Normalbarometers 
auf der Sternwarte verwendet worden ist — nach dem Normalbarometer verifieirt. Dieses 
Heberbarometer ist an den beiden Stellen, wo die Quecksilber-Niveaux hinzuliegen kommen, 
zu eylindrischen Röhren von 24 Millim. innerem Durchmesser erweitert. Es wurde für die 
Vergleichung” mit dem Normalbarometer neben diesem aufgestellt und sein Stand wie der 
des letztern mit dem erwähnten Kathetometer gemessen. Sechs vollständige Vergleichungen 
am 30. Juli, 1. und 2. August 1865 ergaben: 
Geissler's Barometer = Normalbarometer -- 0,002 Millim. + 0,004 Millim. 
Nun hat man aber dem Vorigen zufolge: 
Normalbarometer = Wahrer Stand — 0,005 Millim. 
Dieser Werth eingesetzt, ergibt also: 
Wahrer Stand = Geissler’s Barometer — 0,003 Millim. + 0,005 Millim. 
Es ist somit die Gesammt-Correetion für das Gessler’sche Heberbarometer: 
—+ 0,003 Millim. + 0,005 Millim, 
