— 10 — 
In ganz entsprechender Weise wurden nun in der Eichstätte nach Aufstellung dieses 
Heberbarometers neben der Barometerröhre des Eichstätte-Barometers mit der Kathetometer- 
artigen Vorrichtung des letztern ebenfalls eine Reihe gleichzeitiger Ablesungen an beiden 
gemacht. Aus 24 vollständigen Vergleichungen am 12. bis 17. August 1865 folgte im Mittel: 
Eiehstätte-Barometer = @Geissler's Barometer — 0,047 Millim. # 0,015 Millim., 
also berücksichtigend die Correetion von Geissler’s Barometer: 
Wahrer Stand = Eichstätte-Barometer — 0,050 Millim. = 0,010 Millim. 
Es beträgt folglieh für das Eichstätte-Barometer die Gesammt-Correetion 
wegen Luft in der Toricell schen Leere wegen Capillarität und wegen Unrein- 
heit des Quecksilbers: 4 0,050 Millim. # 0,010 Millim. 
Reduction des Barometers auf 0° Die Reduction des bei 1° C. abgelesenen 
Barometerstandes h, auf 0° geschieht nach der Formel: 
1-+ mt 
N, = Tee: 
wo t die Temperatur der Scale, deren linearer Ausdehnungscoeffieient m sein soll, und tı 
die Temperatur des Quecksilbers, dessen eubischer Ausdehnungscoefficient q sein soll, re- 
präsentiren. 
Für die Ausführung dieser Reduction wurden Tafeln verwendet, welche ich seiner Zeit 
für den Gebrauch auf den Berner meteorol. Stationen hatte berechnen lassen, wobei ich für 
die Grössen m (Messingscale) und q die Werthe: 
m = 0,000018782 q = 0,00018153 
angenommen hatte, ferner t — tı voraussetzte. Wir wollen nun zusehen, inwiefern eine 
nicht genaue Erfüllung dieser letztern Bedingung, sowie eine Unsicherheit der angenommenen 
Ausdehnungseoeffieienten, endlich die Beobachtungsfehler in der Bestimmung von t und tı 
auf die Genauigkeit des Endresultates influiren. Zu dem Ende differentiren wir wieder 
obigen Ausdruck der Reihe nach nach diesen Grössen als Variabeln und finden so: 
ar Wr (+46)? 
Jr TI k an h,.g.d-+mt). 
an, Trab N Ur UNE 
dm=dh ER} dqa= dh at Hm 
Setzen wir hier h, = 715 Millim. (mittlerer Barometerstand in der Eichstätte), t = 15° 
und t, = 13°, für m und q die obigen Werthe und endlich die gewünschte Genauigkeits- 
