— 141 — 
grenze für die Bestimmung von h,: dh, = + 0,001 Millim., so ergibt sich für die zu 
tolerivrenden Fehlergrenzen: 
ln Een de ag, 
dm = # 0,00000094, dq = # 0,00000108. 
Der Fehler in der Bestimmung der Temperatur t der Scale darf also 0°,7 betragen. 
Um dieselbe Grösse darf also auch die Temperatur des Scalen-Thermometers von der des 
Quecksilber-Thermometers, die bei der Reduction als die allein maassgebende betrachtet 
wurde, abweichen, wenn dadurch das Endresultat wm nicht mehr als 0,01 Millim. affieirt 
werden soll. Diese Bedingung ist also leicht zu erfüllen. 
Die Temperatur t, des Quecksilbers dagegen soll mit einer 10 Male grössern Genauig- 
keit bestimmt werden. Zu dem Ende wurde das betreffende Thermometer G. 18. b. mit dem 
Thermometer @ II verglichen und sein Nullpunkt wiederholt verificirt. Die Vergleichung 
ergab, dass mit einer Genauigkeit von + 0°,04 das Thermometer G. 18. b. als genau in 
Bezug auf Calibrität und Grösse der Grade von 0 bis 22° der Scale betrachtet werden kann, 
und die Nullpunktsbestimmungen lieferten die Werthe: 
Thermometer G. 18. b. Schmelzpunkt des Eises. 
1863. März 0°,15 
1867. Juli 0°,15 
1867. December 0,20 
Das Scalen-Thermometer erwies sich bei Vergleichungen im März 1865 und Juli 1865 
für den Intervall von 10—20° als bis auf 0°,1 richtig. 
Der für die Ausdehnung des Messing-Maassstabs gewählte Coefficient 0,000018782 weicht 
von den höchsten Angaben für die Ausdehnung des Messings, die ich habe finden können, 
um 0,00000056, von den kleinsten um 0,00000118 ab, so dass also die oben angegebene 
Fehlergrenze: + 0,00000094 in unserm Falle kaum merklich überschritten werden wird. 
Was endlich den Regnault’schen Ausdehnungscoefficienten für Quecksilber 0,00018153 
betrifft, so ist dieser jedenfalls, abgesehen von der kürzlich erfolgten Bestätigung durch ent- 
sprechende Untersuchungen von Matthiessen innerhalb der Grenze von + 0,00000108 als 
genau zu betrachten. 
Fassen wir Alles zusammen, so darf offenbar auch eine einzelne sorgfältige Bestimmung 
des Barometerstandes mit dem Eichstätte-Barometer auf eine absolute Sicherheit von 
+ 0,038 Millim. nach Anbringung der ermittelten Correetionen Anspruch machen, indem 
