— 12 — 
alle einzelnen Fehlerquellen, wie wir gesehen haben, bloss einen viel kleinern Betrag 
erreichen. 
$ 28. Hygrometer. 
Zur Ermittlung der Feuchtigkeit der Luft im Waaggehäuse diente einerseits ein in 
diesem aufgehängtes Saussure’sches Haar-Hygrometer, anderseits ein neben dem Waag- 
gehäuse an der Wand befestigtes aber immerhin 30 Centimeter von derselben abstehendes 
August'sches Psychrometer. 
Das Psychrometer, in der üblichen Weise eingerichtet, hat zwei fast genau gleiche 
Einschlussthermometer von Gessler in Bonn, die in 45° C. eingetheilt sind und von denen 
das mit freier Kugel durch die Zahl 56 b und das mit befeuchteter Kugel durch die Zahl 
56 a markirt ist. 
Aus den Ablesungen am trockenen und feuchten Thermometer t und t,, sowie aus der 
gleichzeitigen Bestimmung des Barometerstandes h wurde die absolute Feuchtigkeit h‘ nach 
der Regnault’schen Formel: 
h’ = e’ — 0,00080 .h (t — ti‘) 
berechnet. Die der Temperatur t’ des feuchten Thermometers entsprechende Spannkraft des 
gesättigten Wasserdampfs e‘ entnahm man der Regnault'schen Tafel für diese Grösse, den 
Werth des davon abzuziehenden Gliedes besondern, für den Gebrauch auf den schweizerischen 
meteorologischen Stationen berechneten Tafeln mit doppelten Eingängen für h und die Tem- 
peraturdifferenz (t—t‘). 
Die Differentirung der obigen Gleichung nach h, t und t‘ ergibt, dass man, um h‘ mit 
einer Sicherheit von £ 0,10 Millim. zu erhalten, den Barometerstand bloss bis zu + 25 Millim., 
die Temperaturen t und t‘ bis zu + 0°%,12 genau zu kennen brauche, wenn man nämlich 
berücksichtigt, dass sich die Grösse e’ bei 15° für 0°%,1 um 0,08 Millim. verändert. 
Um der Temperatur-Angaben bis auf jene Grenze von + 0°%,12 jedenfalls sicher zu sein, 
habe ich wieder die Thermometer G 56 a und b mit dem Thermometer @ II verglichen 
und von Zeit zu Zeit den Nullpunkt neu bestimmt. 
Diese Untersuchungen ergaben: 
