er 
Correetions-Tafel 
für 
Thermometer G. 56. b. | Thermometer G. 56. a. 
Scale. Wahre Temperatur. Correetion. Scale. Wahre Temperatur. Correetion. 
0 0,00 0,00. 0 0,00 0.00 
3 7,98 — 0,02 0) 7,84 — 0,16 
12 12,00 0,00 12 11,32 — 0,18 
14 14,00 0,00 14 13,78 — 0,22 
16 15,99 — 0,01 16 15,72 — 0,28 
19 19,00 0,00 | 19 18,75 — 0,25 
22 21,96 — 0,04 22 21,73 — 0,27 
wo also die Nullpunktscorreetion gleich 0 vorausgesetzt wurde, somit in Wirklichkeit jeweilen 
noch besonders anzubringen ist. Die Nullpunktsbestimmungen ergaben: 
Schmelzpunkt des Eises 
Therm. 6. 56.b. Therm. G. 56. a. 
1864. October 0,15 0,00 
1865. März 0,16 0,00 
1865. Juli 0,15 0,04 
1866. April 0,20 0,04 
1867. December 0,24 0,06 
Wir ersehen hieraus, dass wenigstens beim Thermometer 56 a die Untersuchung auf die 
Richtigkeit der Grade und die Calibrität durchaus nicht überflüssig war, indem bis zu 16° 
ein sehr rasches Steigen der Correction bis zu beinahe 0°,3 sich manifestirt. 
Das Haar-Hygrometer, von der Werkstätte für physikalische Instrumente 
in Genf unter Leitung des Herrn Schwerd verfertigt und mit Nr. 5 bezeichnet, ist ein vor- 
zügliches Instrument dieser Art. Haarhalter und Zeiger-Axe werden von einem Messing- 
rahmen getragen, das Haar wird durch eine ganz kleine vergoldete Spiralfeder schwach ge- 
spannt und der leichte Zeiger weist auf die Grenze zweier Theilungen, von denen die eine 
wie gewöhnlich zwischen dem Punkt vollständiger Trockenheit und demjenigen vollkommener 
Sättigung mit Wasserdampf in 100 gleiche Theile getheilt ist, während die andere mit gegen 
0 hin an Grösse zunehmenden Theilen unmittelbar zufolge besonderer Voruntersuchungen die 
velative Feuchtigkeit in Procenten der Sättigung angeben soll. Um zu erfahren, inwiefern 
man sich hierauf verlassen könne, wurde das Instrument während zwei Monaten auf der 
