— 144 — 
Sternwarte täglich drei Male zugleich mit dem Psychrometer abgelesen. Es ergab sich hieraus, 
dass dasselbe in der That zwischen den Grenzen 100 und 50 mit einem mittleren Fehler von 
+ 0,79 Procent der Sättigung die relative Feuchtigkeit angebe. Eine weitere Vergleichung 
mit den Angaben des Psychrometers stellte ich selbst im März 1866 in der eidgenössischen 
Eichstätte an, wo beide nebeneinander an derselben Wand befestigt wurden. Dieselbe ergab 
im Mittel aus 15 Vergleichungen: 
Wahre relative Feuchtigkeit — Haarhygrometer — 1,5 + 0,76 %. 
Nun ist die absolute Feuchtigkeit h‘ bei einer Temperatur t, welcher als Maximum der 
Spannkraft e, entspricht, gegeben durch: 
r 
N TOR 
wenn r die relative Feuchtigkeit nach Procenten der Sättigung repräsentirt. Daraus folgt aber: 
\ dr 
all ii, 700° 
also wenn wir einmal für dr einsetzen + 0,76, so kommt für t = 20° und e, = 17,39 Millim. 
dh‘ = =# 0,13 Millim.; 
und wenn wir sodann den Fehler — 1,5 des Haarhygrometers einführen, so folgt: 
Dh’ = — 0,26 Millim. 
Demnach war der mittlere Fehler, mit welchem aus den Angaben des Haar-Hygrometers 
die absolute Feuchtigkeit abzuleiten war, # 0,13 Millim., und um den März 1866 die an 
der so gefundenen Zahl anzubringende Correction —0,26 Millim., während sie früher 0 
gewesen war. 
Es entspricht also auch diese Fehlergrenze beim Haar-Hygrometer sehr nahe der oben 
verlangten Genauigkeit. In Wirklichkeit wurde bei den Wägungen zudem immer das Mittel 
aus den Angaben des Psychrometers und Haarhygrometers genommen. 
$ 29. Specifisches Gewicht und Ausdehnung des Mutter-Platinkilogramms. 
In $ 6 des ersten Abschnitts haben wir bereits für das specifische Gewicht des Mutter- 
Platina-Kilogramms bei 0° bezogen auf reines Wasser im Maximum seiner Dichtigkeit 
die Zahl: 
S,,» = 20,5478 & 0,0056 
