— 15 — 
Das ebenfalls von @essler in Bonn verfertigte, mit G III bezeichnete Thermometer, 
das zur Bestimmung der Wassertemperatur diente, ist auch ein Einschluss- Thermometer 
und direct in Yıo° C. eingetheilt, so dass Yıoo® ©. bequem zu schätzen ist. Dasselbe hat 
ein sehr kleines Gefäss und nimmt daher sehr rasch die Temperatur der Umgebung an. 
Die Nullpunktsbestimmungen an demselben zu verschiedenen Zeiten haben ergeben: 
Thermometer G III. Schmelzpunkt des Eises. 
1864. October 0,07 
1865. März 0,07 
Juli 0,06 
1866. April 0,07 
1867. December 0,10 
Aus der Vergleichung mit dem Thermometer G II ergab sich sodann, wenn wir wieder 
die Nullpunkts-Correetion gleich 0 voraussetzen: 
Correetions-Tafel für Thermometer @ III 
Scale. Wahre Temperatur. Correetion. 
0 0,00 0,00 
b) 3,00 0,00 
10 9,39 — 0,01 
15 14,98 — 0,02 
20 19,98 — 0,02 
25 24,97 — 0,03 
Für die Aufhängung der Bergkrystall-Pfunde, sowie des vergoldeten, cylindrischen 
Messinskilogramms von Steinheil am Hacken der Waagschale wurde ein passender Korb aus 
Platindraht verwendet; die gewöhnlichen Gewichte mit Knöpfen liessen sich leicht vermittelst 
einer Schlinge an einem einfachen Platindrahte aufhängen. Bei der Bestimmung endlich 
des speeifischen Gewichts des Quecksilbers bediente ich mich einer ebenfalls mit einem 
Platindraht an dem Waagschalen-Hacken aufzuhängenden Glasschale, die zuerst leer in der 
Luft, darauf unter Vermeidung von etwa anhängenden Luftblasen mit Quecksilber gefüllt, 
ebenfalls vorerst in der Luft, sodaun im Wasser, endlich noch nach Ausschütten des Queck- 
silbers in das Wassergefäss leer im Wasser gewogen wurde. 
Die Resultate der bezügiichen Messungen bei den Bergkrystall-Pfunden und beim Queck- 
silber vom Normalbarometer des physikalischen Cabinets haben wir in den vorigen Para- 
graphen bereits mitgetheilt, beschränken uns daher hier auf die Aufführung der bei den 
