Bericht über die allgemeine Versammlung. ( 155) 
liegt, so ist es doch ganz anders, wenn ein solcher Spiegelkondensor 
zu einem bereits vorhandenen Mikroskop nachgesendet werden soll. 
Es muß in diesem Falle der Abbesche Kondensor oder die Zylinder- 
blende eingesendet werden, was manchmal umständlich und mit 
Zeitverlust verbunden ist. Aus diesem Grunde wurde der Versuch 
gemacht, eine solche Form des Kondensors zu finden, daß er ohne 
jede Anpassung an jedes beliebige Mikroskop anzubringen ist. Nach 
einer Anzahl von Versuchen ist auch dieses Ziel erreicht worden. 
Der neue Spiegelkondensor Fig. 5, der nach seiner äußeren 
Form kurz „Plattenkondensor“ benannt ist, wird nicht wie der 
frühere an Stelle des Abbeschen Beleuchtungsapparates gebracht, 
sondern einfach auf den Tisch des Mikroskopes gelegt; Bedingungen 
sind nur, daß die Öffnung des Tisches 15 mm groß und ein Plan- 
spiegel vorhanden ist, Bedingungen, welchen auch das einfachste 
Mikroskopstativ genügen dürfte. 
Die Spiegellinse des Kondensors ist in eine Glasplatte einge- 
kittet, welche mit einer entsprechenden Höhlung versehen ist. Die 
mittleren Strahlen des Beleuchtungskegels werden durch eine mit 
der unteren Fläche der Spiegellinse fest verbundene Metallblende 
