136 Bericht über die allgemeine Versammlung. 
g 
zurückgehalten. Das Ganze ruht in einem metallenen Rahmen, der 
durch zwei gewöhnliche Mikroskopklemmen auf der Tischplatte 
festgehalten wird. Der Apparat kann demnach in Verbindung mit 
jedem Mikroskop gebraucht werden, ohne daß die Einsendung eines 
Teiles von diesem zwecks Anpassung notwendig wäre. 
Die Lichtstärke des Spiegelkondensors wurde noch dadurch 
erhöht, daß die sogenannte „innere Apertur“ desselben herabgesetzt 
wurde. Diese hat jetzt den Wert 0-85—1'40 gegenüber dem frühe- 
ren von 1’05—1'40. Die lineare Ausdehnung des beleuchtenden 
Ringes ist also fast um das Doppelte gestiegen. Der Apparat gibt 
mit Glühlieht, besonders mit dem bekannten „Grätzinlicht“ so gute 
Resultate, daß sogar die schwer sichtbar zu machende Spirochaete 
pallida bei der angegebenen Anordnung deutlich zu sehen ist. Er 
dürfte daher nicht nur für Forschungszwecke, sondern auch für prak- 
tische Ärzte und viele andere Untersuchungen ein nicht zu unter- 
schätzendes Hilfsmittel für diagnostische Zwecke darstellen. 
Die Manipulationen beim Gebrauch des Plattenkondensors sind 
dieselben wie bei dem früheren Spiegelkondensor. Das Zentrieren 
des ersteren, welches mit Hilfe eines schwachen Mikroskopobjektivs 
und eines ebensolchen Okulares geschehen muß, wird durch eine 
auf der Oberfläche der Spiegellinse eingeritzte Marke erleichtert. 
Bevor der Objektträger, welcher ungefähr die Dieke von 1 mm 
haben muß, auf den Kondensor gebracht wird, muß durch einen 
Tropfen Zedernöl eine homogene und möglichst blasenfreie Verbin- 
dung zwischen beiden hergestellt werden. Es kann dann mit Trocken- 
objektiven beliebiger Stärke und Apertur beobachtet werden. Um 
den verschiedenen Beleuehtungsmethoden Rechnung zu tragen, 
wurde eine Revolverblende angebracht. Die Einrichtung dieser 
Blende ist eine solche, daß man den Strahlengang und die Inten- 
sität derselben durch Einschalten größerer oder kleinerer Blenden 
regulieren kann und daß man von der Dunkelfeldbeleuchtung zur 
gewöhnlichen Spiegelbeleuchtung, also zur Beleuchtung mit durch- 
fallendem Licht, einfach durch einen Druck auf die Blende über- 
gehen kann. Das zu starke Licht kann durch Einschalten farbiger, 
matter Gläser gemildert werden. Diese Einrichtung wurde zur 
Unterscheidung von dem einfachen Plattenkondensor F „Konden- 
sor F mit Revolverblende“ genannt. 
