x. 
1 31,610 1 und 3 31.937 
2 D) 31.690 >, 31.803 
3 32.265 31,870 
4 31,915 
1 23,340 l und 3 23,707 
r 2 23,605 STR 23,745 
3 24,075 Br 
| 4 23,885 
Von diesen Mittelzahlen die Anfangsstellung 18,959 des Sphärometers abgezogen, 
erhält man die Plattendicke in Windungen der Sphärometerschraube und durch Mul- 
tiplication mit 0,2643 in Millimetern wie folgt: 
Platte I. hält 14.082 Windungen = 3,722 Millimeter. 
„m „ 1,51 2 = 2,868 h 
ey ba “ - 1,10 > 
V.-- 1291 - 3, T 
NM , 4,167 ’ — 1,260 
20. Es wurden noch andere gewöhnliche Spiegelplatten benutzt, aber was Rein- 
heit und Regelmässigkeit der Erscheinung betrifft, ohne bessern Erfolg. Ueberhaupt 
zeigte sich immer bestimmter die Nothwendigkeit, mit genauer gearbeiteten Spiegel- 
platten zu operiren, sollten alle Faktoren der Erscheinung in Rechnung gezogen 
werden. Auf meine Bitte hatte Hr. Soleil in Paris die Güte mir 3 Spiegelplatten zu 
schleifen, welche mit Rücksicht auf Parallelismus und Ebenheit der Flächen allen 
Forderungen entsprachen. Das genaueste Mittel zur Prüfung solcher Platten besteht 
bekanntermassen darin, diese auf drei feste Punkte horizontal zu legen und auf die- 
sen Stützpunkten zu verschieben und zu drehen, während man durch ein feststehen- 
des Fernrohr das Bild einer Geraden durch Spiegelung betrachtet. Bleibt das Bild 
der Geraden bei diesem Verfahren stets gleich zusammenfallend mit dem Faden des 
Fernrohres und stets parallel dem Spiegelbilde der zweiten Glasfläche, so kann 
man von der Vollkommenheit der Platte überzeugt sein, — was bei den obigen 
Platten mit einer sehr befriedigenden Genauigkeit der Fall war. In der That waren 
