N a 
die Streifen mit diesen Platten, wenn man jeden Druck und jede Biegung bei ihrer 
Befestigung vermied, nahe regelmässig und senkrecht zur Spiegelungsebene gestellt. 
Die Dicke dieser 3 Platten wurde in der Mitte gleichfalls mit dem Sphärometer 
gemessen und gefunden: 
Platte VI. hielt 23,550 Windungen = 6,225 Millimeter. 
aha 1 1 Bad a LE s = 1,056 e 
ed IR. REN 5 = 3,746 n 
Von eben diesen Glasplatten wurden von Soleil prismatisch geschliffene Stücke 
geliefert, welche zur Bestimmung des Brechungsverhältnisses dienen konnten. Durch 
wiederholte goniometrische Messung mittelst eines horizontal aufgesteltten Borda’schen 
Kreises, der halbe Minuten gab, fand man den brechenden Winkel 8 der prismati- 
schen Stücke. Wurden ferner letztere vor der Oeffnung des Verificationsfernrohres 
für eine entfernte Blitzableiterstange in die Stellung kleinster Ablenkung gebracht, 
so erhielt man durch direktes Einstellen des beweglichen Fernrohres auf den gleichen 
Gegenstand die Minimumablenkung y. Beide endlich gaben das Brechungsverhältniss 
nach der bekannten Formel 
sin Ya (lb + Y) 
sin Aa B 
Das Ergebniss dieser Messungen war für die Mitte des Spectrums 
ß Y n 
Platte VI. 19° 39,34 10° 14,37 1,5112 
yıinchVEIE 19 10,25 9 56,30 1,5092 
Y IX. 12 23,25 6 22,05 1,5100 
21. Schon die Entdecker der Erscheinung haben die Vorderlläche des Glas- 
spiegels als die wirksame, die Rückfläche als einfach 'spiegelnde erkannt. In der 
That sind alle Veränderungen, welche man, ohne die Politur zu verletzen, an der 
letztern vornimmt, wie z. B. Bestäubung, Ueberziehung mit hellen und dunkeln Sub- 
stanzen, Belegung mit Amalgam u. s. w. ganz ohne Einfluss auf den Ort und die 
Gestalt der Streifen; hingegen modifiziren sie allerdings durch Aenderung der Stärke 
der Reflexion, oder durch Beimengung diffus zurückgeworfenen Lichtes die Inten- 
sität und Schärfe der Erscheinung. An belegten Spiegeln zeigt sie sich darum 
