Be. 
gende und sinnreiche Anwendung von Spiegel. Fernrohr und Scale, welche die Ab- 
lenkungen gleichsam an einem ausnehmend grossen Kreise ablesen lässt. und deren 
Einführung bei allen Messinstrumenten ähnlicher oder anderer Art dieselben zu einer 
kaum geahnten Vollkommenheit gebracht hat. — Sodann folgte im nächsten Jahrgange 
(Res. i. J. 1837; erschienen 1835) die Bekanntmachung des zweiten Hauptinstrumentes. 
des Bifilarmagnetometers, das ist eines an zwei Fäden aufgehängten Magnetsta- 
bes, welcher dazu bestimmt ist, die Variationen des horizontalen Theiles der Inten- 
sität des Erdmagnetismus nachzuweisen. 
4. Die Idee dieses Instrumentes hatte Gauss schon mehrere Jahre früher an einer 
weniger präeisen Vorrichtung realisirt!), aber nichts davon veröffentlicht, sondern 
nur eine Andeutung in seinem Aufsatze „Erdmagnetismus und Magnetometer2)*“ ge- 
geben, und ihre baldige genauere Ausführung in „Result. i. J. 1836, S. 12“ in Aussicht 
gestellt; in demselben Jahre wurde dann der genaue Apparat construirt. Der Idee 
zum Grunde lag das Bedürfniss, die Intensität der erdmagnetischen Kraft in jedem be- 
liebigen Augenblicke, und somit also auch ihre fortwährenden Schwankungen, zu 
deren Vorhandensein alle Wahrscheinlichkeit vorlag, kennen zu lernen; die Veran- 
lassung zur Anwendung der Bifilarsuspension gab eine von W. Weber in anderer 
Absicht an zwei Fäden aufgehängte Magnetnadel, deren eigenthümliche Stellung un- 
ter gewissen Verhältnissen bemerkt wurde und Gauss’ Scharfsinn sofort auf die Ver- 
wendung einer derartigen Aufhängung führte, um dem besagten Bedürfnisse zu ent- 
sprechen 5). 
5. Das Unifilarmagnetometer gibt durch seine Lage unmittelbar die jedesmalige 
1) Gauss in: Result. im J. 1837, S. 6. „Die practische Anwendbarkeit dieser Idee hatle ich schon 
vor mehrern Jahren durch vorläufige Versuche an einer freilich nur ganz rohen Vorrichtung bestätigt 
gefunden, wovon auch eine Andeutung in meinem Aufsatze über Erdmagnelismus und Magnetometer 
(S. 19) gegeben ist.“ 
?2) In Schumachers Jahrbuch für 1836. Stuttg. u. Tüb., Cotta, 1836 S. 19 (auch in Result. im 
J. 1836, S. 71): „Uebrigens ist es sehr wohl möglich, dies Drehungsmoment“ (das der Erdmagnelis- 
mus auf einen gegen den magnetischen Meridian senkrecht liegenden Magnetstab ausübt) „auch durch 
directe Versuche, ohne beobachtete Schwingungsdauer zu bestimmen: ein eigenthümlicher dazu dienen- 
der seit kurzem in der Göllinger Sternwarte aufgestelller Apparat zeigt sich aller nur zu wünschenden 
Schärfe fähig; allein für deu gegenwärtigen Zweck ist es unnölhig, dabei zu verweilen.“ 
5) W. Weber hatte übrigens zu galvanischen Untersuchungen schon ums Jahr 1833 die Aufhängung 
an zwei Drähten angewandt, wobei aber die Anwendung von zwei Drähten nur den Zweck der Ein- 
und Ausführung der Ströme, nicht den der Messungen von Kräften halle; s. el. dy. Msb. S. 218, und 
in gegenwärligem Aufsatze $. 13. 
