Bu, 
den magnetischen Meridian zu stehen kam, so nahm sie eine Zwischenlage zwischen 
dieser und der im magnetischen Meridiane an, sie stellte sich so, dass sie unter dem 
Conflicte der erdmagnetischen Kraft und der Reactionswirkung der zwei Fäden im 
Gleichgewichte war, sie drehte die Fäden bis das Reactionsmoment der Schwere 
gleich war dem erdmagnetischen Momente. Gauss fasste dies auf und entdeckte da- 
rin sogleich ein neues Mittel zur Erreichung des Zweckes, den er vor Augen hatte; 
und dies Mittel bei sorgfältiger Vergleichung mit den übrigen erwies sich unter allen 
als das vorzüglichste, und wurde daher definitiv angenommen und im Bifilarmagneto- 
meter zur Ausführung gebracht. 
6. Bei diesem Instrumente wird bekanntlich der horizontale Magnetstab an zwei 
sehr langen und feinen, wenig von einander abstehenden Drähten aufgehängt, und 
die Befestigungspunkte der Drähte an der Decke und am Stabe werden so angeord- 
net, dass der Magnet eine gegen den magnetischen Meridian vollkommen oder nahezu 
vollkommen rechtwinklige Lage erhält. Auf diese Weise üben die Variationen der 
Intensität des Erdmagnetismus ihre vollständige Wirkung aus, während die Verän- 
derungen der Declination keinen oder so viel wie keinen Einfluss haben. Die erstern 
verändern die Lage des Stabes auf ähnliche Weise, wie die Declinationsänderungen 
die Lage des Unifilarmagnetometers ändern. (sie drehen nämlich den Stab ein bischen, 
bald in der einen, bald in der entgegengesetzten Richtung, und zwar geschehen diese 
Drehungen um die zwischen den zwei Aufhängungsdrähten, in gleichem Abstande von 
jedem, durch den Schwerpunkt des Stabes gehend gedachte Vertikallinie als Dre- 
hungsaxe) und diese Aenderungen können also, wie beim Letztern, mittelst Spiegel, 
Fernrohr und Scale, jeden Augenblick auf’s genauste abgelesen werden, und erge- 
ben dann durch leichte Berechnung die Aenderungen, welche die Stärke des Erd- 
magnetismus, d. h. die als Norm angenommene Horizontalintensität, erlitten hat. — 
Die eben erwähnte Stellung der Nadel könnte auch durch die sogenannte Torsion eines 
Metalldrahtes oder einer Metallfeder, woran der Magnet aufgehängt würde, oder auch 
durch die Wirkung anderer Magnete, erzweckt werden, und in der That haben Christie 
und Lamont diese Einrichtung angewandt !); allein die Gauss’sche Methode verdient 
den Vorzug, indem sie an die Stelle veränderlicher Eigenschaften, der elastischen 
oder magnetischen nämlich, die unveränderliche und genau bekannte Schwerkraft, und 
!) Rep. d. Phys., Band VII, Seite IX und XI. 
