a 
an die Stelle verwickelter und nicht leicht messbarer Verhältnisse rein geometrische 
und leicht und genau messbare setzt. 
7. Wie schon erwähnt, findet man in den „Result. im J. 1837“ die Beschreibung 
und die Anweisung zum Gebrauche des Bifilarmagnetometers; die allgemeine Theorie 
der Bifilarsuspension hat Gauss dabei nicht mitgetheilt, sondern er überlässt es still- 
schweigend dem Leser sie sich selbst zu entwickeln und führt nur das Nöthige aus 
ihren Ergebnissen auf. Hingegen die spezielle Theorie des Bifilarmagnetometers stellt 
er, wiewohl mehr implieite, dar, in wenigen sehr eleganten und coneisen mathema- 
tischen Ausdrücken zusammengefasst, in seiner Abhandlung „zur Bestimmung der 
Constanten des Bifilarmagnetometers“ (Result. im J. 1540, S. 1). Diese Abhandlung 
zeigt, wie sich die Normalverhältnisse eines Apparates jederzeit ausmitteln lassen, 
wenn schon durch äussere Umstände eins oder mehrere derselben gewisse Aende- 
rungen erleiden. — Eine andere Arbeit, von W. Weber in demselben Jahrgange der 
Result. (1840, S. 35) gibt eine Methode an, um „die Variationen des Stabmagnetis- 
mus beim Bifilarmagnetometer unabhängig von der Kenntniss der Temperatur zu be- 
stimmen,“ und Weber leitet, durch diese sinnreiche Einrichtung, zu einer neuen Ver- 
vollkommnung des Instrumentes. 
8. Im Jahre 1837 wurden die ersten regelmässigen Beobachtungen am Bifilarmag- 
netometer in Göttingen angestellt, und schon bei der ersten Mittheilung über das neue 
Instrument in den Result. im J. 1837 (S. 9 und 10) konnte Gauss einige nicht un- 
wichtige Ergebnisse, zu denen er in kurzer Zeit gelangt war, bekannt machen. Vom 
Juli 1837 an schlossen sich den bisherigen Terminsbeobachtungen der Declinationsva- 
riationen auch die vollständigen Terminsbeobachtungen der Intensitätsvariationen in 
Göttingen an. Wie sich sodann das Bifilarmagnetometer überall verbreitete, wo mag- 
netische Beobachtungen angestellt wurden, und welche grossen Vortheile diese Ver- 
breitung unserer Kenntniss der Intensitätsvariationen gebracht hat, ist bekannt genug. 
daher wir nicht länger dabei verweilen, sondern zu einer neuen Verwendung der 
Bifilarsuspension übergehen. 
9. Gauss fand nämlich in seinem Apparate nicht bloss ein Werkzeug zur Mes- 
sung der magnetischen Kraft, sondern durch eine eigenthümliche Anordnung dessel- 
ben verwandelt er ihn in ein äusserst empfindliches Instrument zum Messen elekiri- 
scher Wirkungen, und erweitert somit den Kreis seiner Anwendnngen noch durch 
die auf elektromagnetischem Felde. Er hängt nämlich einen horizontalen Magnetstab 
bifilar so auf, dass er im magnetischen Meridiane schwebt, seinen Nordpol aber ge- 
