Me; % 
gen Süden und seinen Südpol gegen Norden kehrt. Durch diese Anordnung. die 
Gauss die verkehrte Lage nennt, wird der Stab zu einem äusserst empfindlichen Rea- 
gens für äussere Kräfte: man hat nämlich. durch die schickliche Regulirung des ge- 
genseitigen Abstandes der zwei Aufhängungsdrähte. es in seiner Gewalt, ihn so nahe 
man will astatisch zu machen. mit andern Worten, die Kraft. die ihn in seiner Gleich- 
gewichtslage hält und der Wirkung äusserer Kräfte entgegenstrebt, nach Belieben zu 
verringern, die Empfindlichkeit also in gleichem Maasse zu steigern. Bei dem Ap- 
parate von Gauss war die Anordnung so getroffen, dass eine ablenkende äussere 
Kraft an dem Stabe eine zehnmal grössere Ablenkung hervorbrachte, als bei seiner 
Aufhängung an Einem Faden der Fall gewesen sein würde. Dadurch war unter An- 
derm die Lösung einer Aufgabe erreicht, mit welcher man sich früher ohne Erfolg 
wiederholt beschäftigt hatte, nämlich die täglichen und stündlichen Variationen der 
magnetischen Declination vergrössert darzustellen; bewegt sich bei einer Declinations- 
änderung das Nordende der gewöhnlichen Magnetnadel, z. B. um 30 Sekunden gegen 
Osten, so bewegt sich im Gauss’schen Apparate das gegen Norden gekehrte Südende 
des Magnets um fünf Minuten gegen Westen. Diese Vergrösserung der Declinations- 
variationen war nun freilich nicht mehr vonnöthen, indem Gauss dem gewöhnlichen 
(Unifilar) Magnetometer durch die Anbringung von Spiegel und Scale schon eine hin- 
längliche Schärfe ertheilt hatte; dagegen erwies sich das Instrument als äusserst vor- 
theilhaft zur Untersuchung der Wirkungen elektrischer Ströme, indem nämlich der 
Magnetstab durch die bekannte Umgebung mit einem aus Drahtwindungen bestehen- 
den Multiplicator zu einem Galvanometer gemacht wurde. Die elektrischeu Ströme 
mussten Drahtlängen von 1 bis $ geographischen Meilen durchlaufen, und trotz dieser 
langen Kette gaben selbst die schwächsten galvanischen Kräfte dem fünfundzwanzig 
Pfund schweren Magnetstab eine nicht bloss merkliche. sondern zu scharfen Messun- 
gen hinreichende Ablenkung. So führt Gauss in Bezug auf thermoelektrische Ströme, 
von welchen manche Physiker damals die irrige Vorstellung hatten, sie vermöchten 
eine sehr lange Kette nicht zu durchdringen, an, dass die blosse Berührung der Ver- 
bindungsstelle eines thermogalvanischen Apparates von eigenthümlicher Construction 
hinreichte, um jene Wirkung hervorzubringen. Auch mit gewöhnlicher (Reibungs) 
Elektriecität. wobei Conductor und Reibzeug einer Elektrisirmaschine als Quellen des 
Stromes dienten, wurden Versuche angestellt und sehr beträchtliche Ablenkungen er- 
halten, wobei sich der Umstand bemerklich machte, dass eine Verlängerung der Kette 
von 13000 Fussen bis auf eine Meile die elektromagnetische Wirkung nicht schwächte. 
