Er = 
Endlich benutzte Gauss denselben Apparat zum Telegraphiren (es ist bekannt, dass 
man Gauss und Weber die erste wirklich praktische und gelungene Ausführung des 
elektrischen Telegraphs verdankt) und überzeugte sich auch da auf's Vollständigste 
von den Vorzügen. die das Bifilarmagnetometer in der sogenannten verkehrten Lage 
vor dem Unifilaren in Anwendungen und Untersuchungen der angeführten Arten 
zeigt. — Was das Nähere über alle diese Gegenstände betrifi. so verweise ich auf 
Result. im J. 18537, S. 5-15, und Schumachers Jahrbuch für 1539. 
10. Neue Wichtigkeit jedoch erhielt die Bifilarsuspension von dem Zeitpunkte an, 
(1537; der Ursprung der Erfindung fällt aber in’s Jahr 1533. s. $. 13) wo Wilhelm 
Weber nieht mehr blosse Magnete, sondern von elektrischen Strömen durchflossene 
 Drahtspiralen als aufgehängte Körper anwandie, andere Drahtrollen ähnlicher Art aus 
bestimmten Entfernungen auf sie wirken liess, und so die Gauss’sche Messmethode 
vom magnetischen und elektromagnetischen auf ein neues Gebiet. das rein elektrische. 
überführte. Dadurch gewann die Anwendung der Methode eine Ausdehnung, die sich 
schnell überraschend erweiterte, und die ihr von nun an einen Platz unter den Ver- 
fahrungsweisen sichert. die zu den gelungensten. universellsten und fruchtbringend- 
sten gehören. 
11. Weber hängt nämlich eine Rolle. auf der ein mit Seide übersponnener Draht 
in Tausenden von Windungen aufzewickelt ist. an zwei Kupferdrähten so auf, dass 
die Axe der Rolle horizontal liegt. die Ebenen der Windungen also vertikal stehen: 
diese Rolle nennt er die Bifilarrolle. Je ein Ende des aufgewundenen Drahtes wird 
mit je einem untern Aufhängungsdrahtende in leitende Verbindung gesetzt. Die obern 
Enden der Aufhängungsdrähte werden mit andern Metalldrähten verbunden, die zu den 
Polen einer galvanischen Säule führen. Der Strom dieser Säule kann also nach Be- 
lieben durch den einen Aufhängungsdraht in die aufzehängte Spirale hinem-. und 
nachdem er sie durchflossen hat. durch den zweiten Aufhängedraht wieder hinaus- 
und in die Säule zurückfliessen. Nun wird mit dem Apparate ein Körper in Confliei 
gebracht, der auf den Strom zu wirken vermag. und zwar wird die gegenseitige 
Lage des Körpers und der Bifilarrolle so angeordnet. dass die entstehende Bewegung 
der Letztern nicht in einem pendelartigen Hin- und Herschwanken, sondern in einer 
Drehung um eine durch den Schwerpunkt des aufgehängten Systemes gehend ge- 
dachte Vertikallinie besteht. Als solche wirkende Körper können verwendet werden 
ähnliche von Strömen durchflossene Drahtrollen. oder Magnete, oder (bei Inductions- 
versuchen) blosse in sich geschlossene Drahtrollen. — ja selbst die Erde vermöge 
3 
