— er 
ihrer magnetischen Kraft. Die in der Regel äusserst geringen Drehunsen der Biß- 
larrolle werden. wie bei den Magnetomeiern. mittelst eines mit einer Scale ver- 
sehenen Fernrehrs in einem mit der Rolle verbundenen Spiegel beobachte. können 
aber auch. für wenieer feine Versuche. mittelst der Bewegung eines an der Rolle 
befestigten Index über einem horizontalen getheilten Kreise direct abrelesen werden: 
und diese Drehunsen zeben dann, nach den Gesetzen der Bifilarsuspension. das Maass 
der ausgeübten Wirkungen. und somit die Intensität der angewandten Ströme. oder 
andere Dinge. die man zu wissen verlansi. (Man wird bei dieser Einrichtung leicht 
die denen des Bifilarmagnetometers ähnlichen Verhältnisse erkannt haben.) 
12. Die Hauptvoriheile dieses neuen Instrumentes sind leicht einzusehen. Erstens 
hat man einen frei aufzehangenen Körper. bei dem die Vorrichtung zum Ein- und 
Ausleiten der Ströme so zeirofien ist. dass sie. weit entfernt eine starke Reibung. 
wie alle frühern Einrichtungen, hervorzubringen. dem Körper die freieste Beweglich- 
keit lässt. Und zweitens hat man in der Kraft. womit die Schwere die aufsehänste 
Rolle in der Gleichgewichtslage zu erhalten strebt, das Mittel. die Kräfte welche von 
äussern Körpern auf die Rolle ausgeübt werden. zu messen. und zwar in absolutem 
Maasse. wie Gauss die erdmagnetische Kraft auf absolutes Maass zurückgeführt hat. 
(Anderweitige Vorzüge werden wir später besprechen.) u 
13. Was den ersten Voriheil beirifi. so hatte ihn Weber schon um's Jahr 1833 
erreicht: nach der Erfindune des Bifilarmarnetomeiers aber vereinigte er damit auch 
noch den zweiten. und man sieht also. dass die Erfindung seines Instramentes, das 
seine ganze Vollkommenheit im Jahr 1537 erhielt. schon 1833 ihren Ursprung nahm. 
Weber sagt darüber!): „Schon vor zwölf Jahren?) habe ich zum Zweck der Aus- 
schliessung der Reibung und der Ausführung wirklicher Messungen einen auf einem 
dünnen Holzrahmen aufgewundenen Drahi. durch welchen ein zalvanischer Strom 
eines Multiplicators in Bewegung gesetzt werden sollte. mit bifilarer Aufhängung 
an zwei feinen Metalldrähten versehen (ich werde diese bifilar aufzehanzene Drahti- 
spirale künfüe die Bifilarrolle nennen) und habe den einen dieser Aufhänsungs- 
drähte zur Zuleitune und den andern zur Ableitung des galvanischen Stromes bemutzi. 
