= Be 
Die ganze Bedeutung dieser Einrichtung zum Zweck der Messung habe ich aber erst 
später aus dem Bifilarmagnetometer von Gauss kennen gelernt, von dem ich sodann 
auch die Anwendung eines an der Bifilarrolle befestigten Spiegels entlehnt habe. Im 
Sommer 1837 habe ich darauf ein solches Instrument hergestellt und eine Reihe Ver- 
suche damit ausgeführt. die alle bewiesen, dass man die grösste Feinheit in der Be- 
obachtung der elektrodynamischen Erscheinungen mit so schwachen Strömen erreichen 
könne. mit denen es vorher nie gelungen war, diese Erscheinungen hervorzubringen.“ 
14. Bei den frühern Einrichtungen nämlich war immer die Reibung ein Haupt- 
hinderniss und es scheiterten alle Versuche zu Messungen, ja überhaupt nur zu eini- 
germassen scharfen Beobachtungen. an der Schwierigkeit. den elektrischen Strom 
ein- und auszuführen. ohne die freie Beweglichkeit des Körpers, den er durchlaufen 
sollie. zu beeinträchtigen. Der Strom wurde bekanntlich iu Quecksilbernäpfchen ge- 
leitet, die vertikal über einander standen. und aus diesen in das Instrument vermit- 
ielst der Spitzen der zu Haken umgebogenen Drahtenden des Letztern, die in das 
Quecksilber tauchten: die beiden Spitzen mussten genau in einer und derselben Ver- 
tikale liegen: dies zu erreichen war nie möglich. und so musste bei den Drehungen 
die eine Spitze einen kleinen Kreis beschreiben. dadurch entstand im Quecksilber 
ein bedeutendes Hinderniss der Bewegung. welches. so wie die Adhäsion u. s. w.. 
feine Versuche schlechterdings unmöglich machte. Auch beim Baumgartner’schen 
Apparate, wo die Spitzen in Metalllagern liefen, waren die Hindernisse der Bewe- 
gung noch viel zu beträchtlich. Wollte man statt einfacher Drahtringe u. del. oder 
sanz leichter Drahtspiralen. ein zur Vermehrung der Wirkung hinreichendes System 
von zahlreichen Drahtwindungen aufhängen. so vermehrte sich durch das vergrös- 
serte Gewicht die Reibung so sehr, dass die Anwendung dieser sogenannten Multi- 
plieation unmöglich wurde. Man war daher genöthigt Ströme von sehr grosser In- 
tensität zu gebrauchen. und dennoch war es häufig schwer, auch nur das Vorhan- 
densein schwacher Wirkungen zu zeigen; von Messungen konnte gar keine Rede 
sein. — Eine zweite Schwierigkeit, welche Ampere als ein unbesiegbares Hinderniss 
der Messung elektrodynamischer Kräfte. wenn man eine solche mittelst Schwingungs- 
(statt Ablenkungs-) beobachtuugen auszuführen versuchen wollte, anführt. rührte 
daher: „dass, wenn man emen festen Leiter auf einen beweglichen Theil der 
Voltaischen Kette wirken lässt, diejenigen Theile des Apparates. welche nothwendig 
sind. um ihn mit der Säule in Verbindung zu setzen. auf diesen beweglichen 
