= Be 
mes zu messen‘); und wie das Instrument von Wichtigkeit werde, wenn es sich 
darum handelt, die Intensität des Stromes einer galvanischen Säule zu messen, ehe 
die störende sogenannte Polarisation der Platten eingetreten ist.?) 
24. Eine ganz neue Bedeutung aber erlangt das Dynamometer durch eine Eigen- 
thümlichkeit, die andern Instrumenten ganz abgeht: die nämlich, dass mit seiner Hülfe 
auch Ströme gemessen werden können, deren Richtung jeden Augenblick 
wechselt3). Ströme solcher Art, wenn deren existiren, können in jedem der bis- 
herigen Instrumente *) nicht anders, als die Wirkung, die sie in dem einen Momente 
hervorbringen, im nächsten wieder aufheben, und also gar keine sichtbare Wirkung 
darbieten. Nicht so in Webers Dynamometer: in diesem summiren sich im Gegen- 
theil die Wirkungen und vereinen sich zu einer Totalen, die so gut gemessen wer- 
den kann, als die eines gewöhnlichen Stromes. Weber erreicht dies dadurch, dass 
er den Strom, der durch die aufgehängte Rolle geht, auch durch die feste Rolle 
gehen lässt, welche auf die erstere wirken soll; wechselt nun die Richtung des 
Stromes in der ersten Rolle, so wechselt sie auch in der zweiten, und die anfäng- 
liche Wirkung, Anziehung wie Abstossung, bleibt dieselbe trotz aller Stromwechsel, 
eben so also auch die Richtung der Bewegung (Ablenkung) der Bifilarrolle. Es ist 
daher, mit Weber zu sprechen, die wahre Bestimmung des Dynamometers, dass es 
derartige Ströme an den Tag bringe, die mit allen bisherigen Instrumenten wahrzu- 
nehmen unmöglich wäre. 
Dass solche Ströme, oder elektrische Schwingungen, in der Natur existi- 
ren, hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, wie Weber näher auseinander setzt. Um 
deren nachzuweisen, hat er einen Versuch ausgedacht, der zugleich den Weg zu 
andern wichtigen Untersuchungen bahnen soll, von denen wir im nächsten Paragraph 
sprechen werden: er sucht sie nämlich zu veranlassen durch die Schwingungen 
tönender Körper. Zu diesem Behufe bedient er sich eines magnetisirten stählernen 
Klangstabes von sehr grossen Dimensionen, und umgibt jedes seiner Enden mit 
gleichsam einem Gehäuse von, der Längenaxe des Stabes parallel laufenden, Draht- 
ı) EI. dy. Msb., S. 296. 
2). ib. S.: 296. 
3) ib. S. 297—300. 
“) Das Voltameter ausgenommen; allein bei so schwachen Strömen, wie die meisten, oder alle 
oscillirenden, würde der Widerstand der Flüssigkeit viel zu gross sein, als dass man Messungen an- 
stellen, ja oft vielleicht auch nur eine Wasserzersetlzung bemerken könnte. 
