Re 
suspension“, mit welchem die Aufhängung an Einem Faden bezeichnet wird, die bei 
der Coulombschen Drehwaage, dem Galvanometer und andern ähnlichen Instrumenten 
stattfindet. 
Wir bemerken aber dabei, dass die beiden Fäden nicht von Einem Punkte aus- 
laufen, wie in Fig. 10 und 11, sondern dass ihre obern Endpunkte, so wie die untern, 
von einander abstehen, wie in Fig. 6—8 (ef. $. 104). Diese Abstände müssen, so 
wie die Länge der Fäden, durchaus constant bleiben, so lange man nicht selbst eine 
Aenderung am Instrumente anzubringen bezweckt. 
Unter den Fäden hat man sich nicht gewöhnliche gedrehte Fäden zu denken, 
sondern Fäden möglichst einfacher Natur, z. B. ungedrehte Seidefäden (Coconfäden) 
oder sehr feine Metalldrähte. Wir brauchen in der Bifilarsuspension nicht die Ela- 
stieität der Fäden als Element zur Messung; im Gegentheile, wir wählen solche, die 
möglichst wenig Reaction gegen die Bewegung darbieten, die uns gleichsam blosse 
feste Linien darstellen, und in der Theorie setzen wir zuerst auch nur solche Linien 
voraus. 
Endlich bemerken wir, dass die Fäden im Verhältnisse zu ihrem gegenseitigen 
Abstande ausnehmend lang sind, und. wenn sie nicht parallel sind, nur eine überaus 
geringe Neigung gegen einander haben; die Länge der Fäden ist mehr als 100, oft 
mehrere 100 Mal grösser, als ihre mittlere gegenseitige Entfernung, und der Abstand 
der obern Fadenendpunkte von einander ist von dem der untern entweder gar nicht 
oder nur äusserst wenig verschieden. Im Göttinger Bifilarmagnetometer beträgt die 
Länge der im Gleichgewichtszustande vertikalen Fäden (Drähte) 17 Fuss und ihr 
gegenseitiger Abstand etwa 1'/ Zoll; folglich ein Verhältniss von ungefähr 1: 136 
(Result. im J. 1837, S. 6). Und im ersten von W. Weber beschriebenen Dynamo- 
meter sind die ebenfalls vertikalen Fäden einen Meter lang und 3—4 Millimeter von 
einander entfernt (el. dy. Msb., S. 222). Bei den Zeichnungen nun, die unsern 
Betrachtungen zu Hülfe kommen sollen, würde bei der Beibehaltung der wah- 
ren Verhältnisse der Abstand und die Neigung der Fäden ganz verschwinden; wir 
werden daher alle Verhältnisse ändern und die Entfernung, so wie bei nicht paral- 
lelen Fäden die Neigung derselben, so gross nehmen müssen, wie es zur Versinn- 
lichung der Vorgänge nöthig ist, und wie es bei wirklichen Messapparaten nie vor- 
kommt. Ich hielt diese Auseinandersetzung für nöthig, weil sich sonst leicht irrige 
Vorstellungen festsetzen konnten. 
33. Eben so wählen wir für unsere Darstellungen im Gebiete der Theorie nicht 
—_ 
