BR -, 
49. Wenn man die Abstände der Fadenendpunkte 2a und 2b, die Höhe der 
Fäden h und das Gewicht des aufgehängten Körpers P genau kennt, so kann man 
die Grösse des Directionsmomentes D = - ein für allemal berechnen, und hat 
dann, um das rücktreibende Moment für irgend einen Winkel zu finden, nur den Si- 
nus dieses Winkels mit D zu multiplieiren. 
Allein a und b sind, da es nur kleine Längen sind, schwierig bis auf einen ge- 
nügend kleinen Bruchtheil genau zu bestimmen, und wäre man auch im Stande diese 
Messung genau auszuführen, so wäre es immer eine höchst mühsame mikroskopische 
Arbeit; diese Arbeit aber müsste überdies noch von Zeit zu Zeit wiederholt werden, 
denn es können leicht Umstände und Zufälle eintreten, die den Abstand der Fäden 
„Körper vermöge der Aufhängungsart in seiner Gleichgewichtsstellung zurückgehalten wird, und die 
„ich der Kürze wegen die aus der Aufhängungsart entspringende Directionskraft nennen will.“ Der 
bestimmende Zusatz zum Worte Direclionskraft ist gebraucht, weil sie von andern Direclionskräften 
unterschieden werden soll, die bei der Anwendung des Apparals in's Spiel kommen können; dabei ist 
also der Ausdruck Directionskraft als ein Allgemeiner aufzufassen, und zwar ist bei jenen Anwendun- 
gen eine Kraft darunter zu verstehen, (mit welcher ein Körper in einer Gleichgewichtslage erhalten 
wird) deren Maass ein Drehungsmoment ist; (man könnte sich dies also etwa so versinnlichen. dass 
man sich eine feste Drehungsaxe, und die Directionskraft an einem Hebelarme von der Länge der Län- 
geneinheit wirkend dächte). Magnetische Directionskraft ist die Kraft, mit der ein Magnet in seiner 
Gleichgewichtslage zurückgehalten wird, und ihr Maass ist das Drehungsmoment, das den gegen den 
magnelischen Meridian rechtwinklig liegenden Magnet aus dieser Lage wieder zurück zu führen strebt. 
In den Rechnungen wird die Directionskraft mit dem Werthe des Drehungsmomentes eingeführt, das 
ihr Maass ist; wo das Wort Richtung einer Directionskraft gebraucht wird, muss versfandeu wer- 
den die Richtung, die einer bestimmten, im Körper, auf den die Directionskraft wirkt, angenommenen 
geraden Linie zukommt, wenn der Körper der Directionskraft frei hat folgen können. — Bei vielen 
Anwendungen der Bifilarsuspension (z. B. beim Bifilarmagnetomeler, dem ersten Instrumente in wel- 
chem sie in’s Leben trat) ist, wie wir sehen werden, der aufgehängte Körper nicht nur dem Einflusse 
des Direclionsmomentes der Schwere oder Suspension, sondern auch dem eines andern, z. B. magne- 
tischen unterworfen, und diese zwei selzen sich, wie zwei Kräfte zu einer Resultante, zu einem drit- 
ten resullirenden zusammen. Die verschiedenen Arten der Directionsmomente müssen folglich, der Un- 
terscheidung wegen, verschiedene und bezeichnende Benennungen erhalten. Dasselbe gilt natürlich, wenn 
statt des Ausdrucks Direclionsmoment der Ausdruck Direclionskraft gewählt wird, und daher nun 
kommt es, dass dem Worte Directionskraft im Bifilarapparate die bezeichnenden Beiworle zugefügt sind, 
die wir im Eingange dieser Anmerkung aufgeführt haben. Im Bifilarmagnetomelter steht der aufge- 
hängte Magnet unter dem Einflusse der statischen Directionskraft und der magnetischen Directionskraft; 
aus der Zusammensetzung dieser beiden entsteht eine neue, die man die resullirende nennen kann, 
die aber auch bloss schlechthin die Directionskraft des Apparals genannt wird. 
Das Wort Directionskraft werde ich nicht gebrauchen. Dem Worte Direclionsmoment werden die 
nöthigen Epitheta später gegeben werden. Einstweilen, wo wir noch keine Verwechslungen zu befürch- 
ten haben, ist für uns das blosse Wort Direclionsmoment hinreichend. 
