— 11 — 
Intensität mit ihrer ganzen Stärke, die Veränderungen der Richtung hingegen kaum 
merkbar; auf die Schwingungsdauer üben umgekehrt die letztern Veränderungen den 
bedeutenderen, die erstern hingegen nur einen äusserst geringen Einfluss. Es liessen 
sich folglich die Aenderungen in der Richtung der adjungirten Kräfte durch Schwin- 
gungsbeobachtungen messen, unter Anwendung der Formeln des $. 149; — voraus- 
gesetzt jedoch, dass während der ganzen Dauer dieser Beobachtungen die Richtung 
sich nicht mehr von Neuem änderte; denn sonst erhielte man bloss einen Mittelwerth 
aus den verschiedenen Richtungen, die während der Versuche nach und nach 
stattgefunden hätten. 
156. Man kann also sagen: der Bifilarapparat gibt in der dritten Lage die Ver- 
änderungen in der Richtung der adjungirten Kräfte durch die veränderte Schwingungs- 
zeit, sowie er sie in der zweiten Lage ($. 133) durch die veränderte Lage, oder, 
wie man sich ausdrückt, durch den veränderten Stand (der Scale) gibt. 
Und: ein und derselbe Körper, unter der Wirkung gleicher äusserer Kräfte, 
gibt bifilar in der dritten Lage aufgehängt, wo dann jene Kräfte die adjungirten Kräfte 
sind, durch seine Lagen (den Stand) die Aenderungen der Intensitäten, und durch 
seine Schwingungszeiten die Aenderungen der Richtungen jener Kräfte an; unifilar 
aufgehängt aber (wo dann jene Kräfte die einzigen dirigirenden sind, indem wir ei- 
nen Faden ohne Torsionswiderstand voraussetzen) umgekehrt durch seine Lagen die 
Aenderungen der Richtung, und durch seine Schwingungszeiten die Aenderungen der 
Intensitäten. 
157. Wir haben in diesem ganzen Kapitel eine bestimmte anfängliche Intensität 
und Richtung der adjungirten Kräfte angenommen, auf welche, als Normalverhält- 
nisse, sich alle spätern Verhältnisse bezogen; und haben vorausgesetzt, dass diesel- 
ben sich während der ganzen Dauer der Aufstellung des Apparates, wozu auch die 
Schwingungsbeobachtungen in der ersten und zweiten Lage gehören, nicht änderten. 
Diese Voraussetzung findet sich beim Bifilarmagnetometer nicht erfüllt, denn alle Ele- 
mente des Erdmagnetismus sind bekanntlich fortwährenden Schwankungen unterwor- 
fen. Wie man dessenungeachtet dazu gelangt, jene (sowie noch andere) Normal- 
verhältnisse auszumitteln, findet man in der Abhandlung von Gauss „zur Bestimmung 
der Constanten des Bifilarmagnetometers“ in Result. i. J. 1840 S. 1. 
