— 15 — 
an und der Einfluss der Elastieität ist neben dem der Schwere nur sehr gering. Die 
Schwingungszeit ist durch den der Geschwindigkeit proportionalen Widerstand so 
wenig geändert, dass unsere Beobachtung den Unterschied nicht anzugeben vermöchte. 
ein constanter Widerstand aber kann unter keinen Umständen eine Aenderung der 
Schwingungsdauer hervorbringen. Endlich aber sind wir immer im Stande aus den 
Beobachtungen die Grösse des Widerstandes zu berechnen; so wie auch seinen Ein- 
fluss, oder mit andern Worten die Vorgänge welche ohne denselben, also in einem 
idealen Apparate, statt finden würden, auszumitteln. 
Wir können folglich den Apparat unter den wirklichen Verhältnissen ganz eben 
so gut gebrauchen, wie wenn die idealen Verhältnisse vorhanden wären. 
221. Alles Gesagte eilt, wie wir wissen, nur unter der Voraussetzung, dass 
wir keine grossen Ablenkungs- und Schwingungswinkel anwenden, und dieses setzt 
wieder die Anwendung von Spiegel, Fernrohr und Scale voraus. . Bei der Ablesung 
an einem getheilten Kreise muss man grössere Bögen in Gebrauch ziehen, der Ein- 
fluss der wirklichen Verhältnisse wird folglich bedeutender sein. Allein da dann auch 
alle Winkelbeobachtungen viel weniger scharf sind, so ist jener Einfluss eben nicht 
grösser als die Beobachtungsfehler, und sein vermehrter Betrag daher nicht von 
Wichtigkeit. 
222. Wir haben bloss noch eine Bemerkung zuzufügen. Bei der Forderung, 
dass alle fremden Kräfte ausgeschlossen werden ($. 166), könnte man den Einwurf 
machen, dass dies in Bezug auf z. B. Temperaturänderungen, welche dann Aende- 
rungen der Länge der Fäden u. a. m. hervorbringen können, nicht möglich sei. Al- 
lein solche Aenderungen gehören nicht mehr zu den nothwendigen wirklichen Ver- 
hältnissen, so wenig als die Aenderungen, die der aufgehängte Körper (z. B. ein 
Magnet in der Stärke seines Magnetismus) erleiden kann, und so wenig als die An- 
wesenheit irgend welcher anderer fremder Kräfte, die nicht ausgeschlossen werden 
könnten und also in Rechnung gebracht werden müssten. Die Theorie kann nicht alle 
möglichen fremdartigen Umstände in Betracht nehmen. Man findet aber diesen Ge- 
genstand, für das Bifilarmagnetometer, in Berücksichtigung gezogen in der Schrift von 
Gauss „zur Bestimmung der Constanten des Bifilarmagnetometers“ (in Result. i. J. 1540, 
S. 1—25); was dort vom Bifilarmagnetometer gesagt ist, lässt sich leicht auf andere 
Apparate übertragen. 
