Praktischer Theil. 
233. In diesem Theile werden wir häufig das Direetionsmoment D des Appara- 
tes mit magnetischen, elektromagnetischen und elektrodynamischen Momenten, z. B. 
TM und TSx in $S$. 253 und 303 fg. vergleichen. Es versteht sich. dass dann 
stillschweigend die Homogeneität der verschiedenen Momente vorausgesetzt wird. Denkt 
man sich also den Zahlenwerth von D auf die Weise des $. 45 (8. 42) angegeben. 
so muss man sich TM und TSx auf dieselbe Weise ausgedrückt denken; wäre aber 
der Zahlenwerth der Letztern nach dem bekannten absoluten Maasse von Gauss ge- 
geben (Mmt. als Längen-. Mer. als Masseneinheit), so müsste er durch g. d.h. 
durch die in Mmt. ausgedrückte Acceleration der Schwere am Beobachtungsorte di- 
vidirt. oder aber es müsste D mit & multiplieirt werden (ef. $. 280 Nota). 
i. 
Einrichtung, Aufstellung und Gebrauch des Apparales 
im Allgemeinen. 
A. Einrichtung und Aufstellung. 
334. Ueber die Aufhängungsfäden ist schon in $. 159 (S. 113) Einiges gesagt worden. 
worauf wir hier verweisen. Unter einem Coconfaden versteht man bei physikalischen 
Instrumenten bekanntlich nicht den einfachen Faden des Cocons (der übrigens selbst 
schon aus zweien besteht), sondern den aus mehreren solcher, die mit einander aus 
dem Wasser aufgehaspelt werden und sich zusammenleimen, bestehenden (soie grege). 
